36 Е. Федоровъ. 



Повѣрка универсальнаго гоніометра. 



§ 12. Для того, чтобы этотъ инструмента удовлетворялъ своему назначение, нужно, чтобы: 

 а) какъ сигеалъ, такъ и паутинный крестъ находились въ главномъ фокусѣ объектива 



и притомъ пути лучей исходящихъ пзъ центровъ сигнала и креста должны совпадать; 



Ь) оптическая ось трубы была перпендикулярна къ вертикальной (неподвижной) оси 



гоніометра; 



с) горизонтальная (подвижная) ось также была бы перпендикулярна къ той же оси; 



наконецъ о!) нужно провѣрить дѣленія и эксцентриситетъ обоихъ лимбовъ и найти пока- 

 заніе ноніуса горизонтальная лимба, при которомъ подвижная ось гоніометра пріобрѣтаетъ 

 положеніс строго пара.ілельное оптической оси трубы. 

 Повѣрка а. 



Наводимъ трубу на весьма удаленный предмета и вдвигаемъ окуляръ до тѣхъ поръ, пока 

 паутинный крестъ не будетъ видѣнъ съ полною отчетливостью. Если этотъ крестъ установленъ 

 правильно, то дѣйствительное изображеніе весьма далекаго предмета (напр. звѣзды) попадаетъ 

 въ одну плоскость съ крестомъ и потому наблюдается въ окуляръ съ такою же отчетливостью 

 какъ и самъ паутинный крестъ. 



Кромѣ того, при движеніи глаза вовсе не замѣчается относительная движенія обоихъ 

 предметовъ. 



Для того, чтобы провѣрить правильность положенія сигнала, мы помѣщаемъ передъ зри- 

 тельной трубой зеркало, сначала на весьма близкомъ, а затѣмъ на возможно болыномъ разсто- 

 яніи. Бъ обоихъ случаяхъ степень отчетливости изображенія освѣщеннаго сигнала должна быть 

 одна и та же; приэтомъ должно еще происходить совпадете въ одной плоскости этого изобра- 

 женія и креста нитей, а потому не замѣчается относительнаго двнженія обоихъ предметовъ. 



Для того, чтобы убѣдиться въ совпаденіи пути лучей, исходящихъ отъ центровъ сигнала 

 и креста, нужно освѣтить нетолько сигналъ но и крестъ, поставивъ передъ окуляромъ пламя 

 лампы или свѣчи. Совпадете или несовпадете прямо видно при разсматриваніи чрезъ объективъ. 



Совмѣщеніе обоихъ центровъ можно произвести посредствомъ крестообразно располо- 

 женныхъ винтовъ, поддерживающихъ сигналъ. 

 Повѣрка Ь. 



Выискиваемъ точно отполированную стеклянную пластинку съ параллельными гранями. 



Параллельность плоскостей превосходно провѣряется простымъ накладываніемъ пластинки 

 на объективъ трубы. Если въ ошлифовкѣ есть хоть малѣйшая неточность (напр. превосходя- 

 щая 10" — 20"), то она даетъ себя знать раздвоеніемъ изображенія сигнала. 



Прилѣпивъ стеклянную пластинку къ пластинкѣ юстирнаго аппарата въ перпендикуляр - 

 номъ къ ней положеніи, мы приведемъ эту пластинку къ перпендикулярности къ оптической 

 оси трубы. Затѣмъ повернемъ подвижную часть гоніометра около вертикальной оси. Если 

 оптическая ось трубы не перпендикулярна къ вертикальной оси гоніометра, т.е. если она не 

 не находится въ горизонтальной плоскости, то при поворотѣ пластинки на 180° центръ изо- 



