Кристаллогеометрическія изслъдованія. 



37 



браженія сигнала не пройд етъ чрезъ центръ паутиннаго креста, а пройдетъ выше или ниже. 

 Половина ошибки исправляется особыми винтами, на которыхъ покоятся салазки К, а другая 

 половина — юстирными винтами. 



Для этой повѣрки можно употреблять и пластинку съ неточно параллельными гранями. 

 Только въ этомъ случаѣ нужно (вращая около подвижной оси) привести пластинку въ такое 

 положеніе, чтобы оба изображенья сигнала (явившіяся отъ неточной параллельности граней) 

 прошли при вращеніи чрезъ центръ паутиннаго креста. Затѣмъ оборачиваемъ около вертикаль- 

 ной оси на 180° и паблюдаемъ, проходятъ ли второй разъ тѣ же изображенія чрезъ центръ 

 креста нитей. 



Повѣрка с. 



Для этой повѣрки отполированная пластинка наклеивается на юстирномъаппаратѣ плашмя, 

 и приводится вращеніемъ около вертикальной осп и юстирными винтами въ положеніс перпенди- 

 кулярное къ оптической оси трубы. Затѣмъ вращаемъ около горизонтальной осп. Въ общемъ 

 случаѣ, центръ сигнала описываетъ при этомъ кругъ. Пусть первоначальное 

 положеніе центра сигнала соотвѣтствуетъ точкѣ А (фиг. 8) и пусть С 

 видимое положеніе центра крута. Разлагаемъ величину АС на двѣ слагающія: 

 горизонтальную ВС ш вертикальную АВ. Сначала постараемся уничтожить 

 горизонтальную слагающую, исправляя половину посредствомъ вращенія 

 около вертикальной оси прибора, а другую половину посредствомъ 

 юстирныхъ винтовъ. 



Такимъ образомъ придемъ постепенно къ тому положенію, когда 

 центръ круга находится на одной вертикали съ точкою А, и притомъ если 

 Фиг. 8. подвижная ось, дѣйствительно, перпендикулярна къ вертикальной оси, то 



вертикальная слагающая устраняется сама собою. 

 Когда, наконецъ, осталась въ кругѣ только вертикальная слагающая, то исправлееіе 

 положенія оси производится посредствомъ особыхъ винтовъ /, которые связываютъ ось съ 

 подставкою В. 



Наконецъ, особою повѣркою, характерною для универсалыіаго гоніометра, является 

 опредѣленіе показанія ноніуса горизонтальнаго лимба при томъ положеніи подвижной части 

 прибора, при которомъ горизонтальная ось гоніометра параллельна оси трубы. 



Повѣрка эта производится попутно съ только-что описанною, потому что тѣмъ самымъ, 

 что при вращеніи около горизонтальной оси центръ сигнала не сходитъ съ центра креста, 

 ясно доказывается строгая параллельность этой оси и оси трубы; а потому нужно только замѣ- 

 тить въ этомъ положеніи показаніе ноніуса, которое, по устройству гоніометра, можетъ быть 

 только весьма маленькимъ угломъ. Мы можемъ или постоянно прибавлять или убавлять этотъ 

 уголъ къ показаніямъ горизонтальнаго лимба или, что гораздо лучше, исправить это при 

 помощи особыхъ установительныхъ винтовъ. 

 По вѣрка іі. 



Теперь остается только повѣрить дѣленія обоихъ лимбовъ. 



