38 



Е. Федоровъ. 



Способъ повѣрки лимбовъ точиыхъ инструментовъ хорошо извѣстенъ, и мвѣ остается 

 только на примѣрѣ инструмента, которымъ я пользовался для наблюденій, наглядно предста- 

 вить этотъ способъ. 



Прежде всего я совмѣщаю нули лимба и ноніуса, и замѣчаю то дѣленіе, въ которомъ 

 лучше всего сходятся вновь штрихи лимба и ноніуса. Кромѣ того я замѣчаю еще показаніе 

 другаго ноніуса, изъ котораго легко выводится ошибка эксцентриситета. 



Затѣмъ замѣченныіі штрихъ ноніуса я привожу въ совааденіе съ нулемъ лимба и снова 

 повторяю ту же операцію, пока не пройду всего круга. Такимъ образомъ определяется съ 

 точностью значеніе дѣленій лимба въ разныхъ его частяхъ. 



Соотвѣтственныя наблюденія я сопоставляю въ двухъ нижеслѣдующихъ таблицахъ: 



I. Повѣрочная таблица для горизонтальнаго лимба. 



Отсчетъ лимба. 



Число дѣленій 



Число дѣленій 



Отсчетъ 2-го ноніуса. 



Ошибка 



лимба. 



ноніуса. 



эксцентриситета 



0° О'О" 







180° 0' 0" 



0' 0" 



9 50 



59 



60 



189 50 10 



0 5 



19 40 



59 



60 



199 40 10 



0 5 



29 30 



59 



60 



209 30 10 



0 5 



39 20 



59 



60 



219 20 10 



0 5 . 



49 10 



59 



60 



229 10 10 



0 5 



59 0 



59 



60 



239 0 0 



0 0 



68 40 



58 



59 



248 40 10 



0 5 



78 30 



59 



60 



258 30 20 



0 10 



0° О'О" 







180° 0' 0" 



0' 0" 



350 10 



59 



60 



170 10 0 



0 0 



340 20 



59 



60 



160 20 0 



0 0 



330 30 



59 



60 



150 29 50 



0 5 



320 40 



59 



60 



140 40 0 



0 5 



311 0 



58 



59 



130 59 50 



0 0 



301 0 



60 



61 



120 59 40 



0 10 



290 20 



58 



59 



110 19 40 



0 10 



280 30 



59 



60 



100 29 40 



0 10 



Эта таблица показываетъ замѣчательное совершенство механическаго исполненія лимба 1 ) . 

 Мзъ нея видно, что даже для самыхъ точныхъ наблюденій кристалловъ всякія поправки излишни. 



1 ) Гоніометръ исполненъ г. механикомъ Петерманомъ. 



