40 



Е. Федоровъ. 



Въ заключеніе я долженъ обратить вниманіе на то, что повѣрка инструмента должна 

 повторяться отъ времени до времени Впрочемъ, при юстировкѣ (въ случаѣ хорошо обра- 

 зованной и блестящей плоскости) нарушевіе въ установки инструмента бросается въ глаза 

 само собою, такъ какъ при вращеніи около горизонтальной оси уже не замѣчается неподвиж- 

 ности рефлекса. 



Такія разстройства въ инструментѣ происходятъ иногда отъ простой перестановки 

 (а также при перевозкѣ) инструмента. 



Впрочемъ, при описанной мною конструкціи гоніометра маленькія разстройства исправ- 

 ляются очень легко и скоро, и не представляютъ никакой опасности для точныхъ наблюденій. 



*) Наши измѣрители кристалловъ обыкновенно ничего не говорятъ о повѣркѣ своихъ инструментовъ, даже 

 о томъ, имѣются ли въ нихъ исправительные винты. Насколько я знаю, очень часто употребляются инструменты, 

 даже не дающіе возможности произвести точную поправку. 



