Кристалл ооптическія изслъдонанія. 



109 



I. ОСНОВАШЯ НОВАГО МЕТОДА КРИСТАЛЛООПТИЧЕ- 

 СКИХЪ ИЗСЛЪДОВАШЙ. 



§ 1 . Развитіе наблюдательныхъ наукъ находится въ тѣсной связи съ развитіемъ самихъ 

 орудііі наблюденія и изслѣдованія. 



Нетрудно было бы развить это положеніе въ примѣвеніи къ разнообразным!, научнымъ 

 отраслямъ (и на первомъ планѣ — къ физикѣ). Но для меня теперь важно оттѣнить его спра- 

 ведливость для области минералогических!, и петрографическихъ изслѣдованій. Здѣсь особенно 

 выдвинулось за послѣднія десятилѣтія значеніе микроскопа. Оно и понятно, такъ какъ объек- 

 томъ большинства наблюдсній служатъ кристаллы и крнсталлическія пластинки столь малыхъ 

 размѣровъ, что непосредственное наблюденіе ихъ невооруженнымъ глазомъ почти невозможно. 



Сообразно съ этимъ, современные микроскопы, предназначенные для изслѣдованій этого 

 рода, получили большую степень сложности и приспособлены для весьма разпообразныхъ 

 цѣлей. 



Теперь меня въ особенности интересуютъ тѣ движенія, которымъ подвергается изслѣдуе- 

 мый препаратъ 



Въ современномъ микроскопѣ, нриспособлснномъ для изслѣдованій этого рода, препаратъ 

 можно подвергать: 



1) Всякимъ двнженіямъ въ плоскости самого препарата. 



2) Къ препарату можно приближать или отъ него удалять трубу микроскопа (что равно- 

 сильно вертикальному движенію самого препарата), и притомъ какъ грубымъ образомъ, такъ 

 и тонкимъ микрометреннымъ движеніемъ съ весьма точнымъ измѣреніемъ этого движенія. 



3) Препаратъ можно вращать около оси, перпендикулярной къ его плоскости; при этомъ 

 съ нѣкоторою точностью измѣряется уголъ поворота. 



Формулируя характеръ этихъ движеній, мы можемъ сказать, что препаратъ можно 

 подвергать всѣмъ тѣмъ движеиіямъ, при которыхъ сохраняется параллельность его плоскости 

 (или, что все равно, перпендикулярность къ оси трубы). 



