Универсальный столикъ. 



115 



П. ОПИСАШЕ УНИВЕРСАЛЬНАГО СТОЛИКА. 



§ 5. Универсальнымъ столикомъ я называю такое приспособленіе къ обыкновенному поля- 

 ризационному микроскопу, которое устанавливается на его столикѣ (и можетъ быть снято) 

 и которое даетъ возможность подвергать препаратъ вращенію около двухъ взаимно-перпенди- 

 кулярныхъ осей. 



Такихъ приснособленій я устроилъ ') 2 типа, и каждый изъ нихъ имѣетъ свои преимуще- 

 ства и недостатки. 



Я опишу каждый изъ нихъ отдѣльно, оттѣнивъ ихъ особенности и способы вывѣрки. 



Столикъ I типа (фиг. 31) состоитъ изъ 

 основной пластинки А, къ которой неподвижно 

 прикрѣпленъ вертикальный лимбъ. Чрезъ центръ 

 этого лимба проходитъ горизонтальная непо- 

 движная ось ^\ съ одной стороны эта ось связана 

 съ секторомъ В, несущимъ ноніусъ; съ другой 

 стороны къ ней неподвижно прикрѣплена пластинка 

 съ двумя вертикальными секторами 8 { и $ 2 ; при 

 вращеніи оси пластинка эта скользитъ по задней 

 сторонѣ лимба; около центровъ секторовъ вра- 

 щается изогнутый стержень ВЕ, снабженный 

 платиновыми зажимами, поддерживающими пре- 

 паратъ. Ось М вращеніе этого стержня и соста- 

 вляете вторую, подвижную, ось аппарата. 



Понятно, что ось эта вмѣстѣ съ секторами 

 вращается около неподвижной оси <!, а препаратъ , 

 кромѣ того, можетъ быть подвергает еще и другому вращенію — около оси М. 



х ) О полезности такого устройства мною было сообщено на засѣданіп Геологичеекаго Комитета 13-го мая 

 1891 года, н тогда же Присутствіе Комитета постановило отпустить средства для осуществленія этого прибора, 

 за что я счптаю долгомъ выразить Присутствию Комитета свою искреннюю признательность. 



15* 



