116 



Е. Федоровъ. 



Вращеніе около оси ^ производится при помощи пуговки Е, связанной съ зубчатыми 

 колесами. Вращеніе стержня ВЕ производится отъ руки; закрѣпленіе же производится 

 посредствомъ нажатія винтикомъ Ж к ) . 



Стержень ВЕ можетъ быть легкимъ надавливаніемъ снятъ съ аппарата и затѣмъ снова 

 надѣтъ на прежнее мѣсто; прикрѣпленіе его достигается особыми надавливающими пру- 

 жинками ' 2 ). 



Прикрѣпленіе аппарата къ обыкновенному столику микроскопа производится посредствомъ 

 винтиковъ. 



При наблюденіяхъ въ преломляющихъ жидкостяхъ къ этимъ частямъ присоединяется 

 еще стеклянная ванночка съ параллельными стѣнками, насаживаемая на особую пластинку, 

 неподвижно прикрѣиленную къ вертикальному лимбу . Но такъ какъ дно ванночки должно 

 имѣть горизонтальное положеніе, то всему прибору приходится дать особое расположеніе 3 ). 



Это расположеніе лучше всякаго описанія на словахъ можно усмотрѣть на фиг. 32. 



Фиг. 32. 



*) Вііослѣдствіи, въ приборѣ, предназначенномъ для кабинета И. Академіи Наукъ, К. Д. Хрущевым ъ 

 сдѣлано нриспособленіе для механическаго вращенія стержня С і) также при помощи зубчатаго сектора. 



2 ) Это существенно важно при работѣ въ преломляющихъ жидкостяхъ. 



3 ) Сильно преломляющія жидкости въ значительной степени уменьшаютъ величины наблюдаемыхъ угловъ, 

 п потому употребленіе ихъ равносильно увеличенію простора въ приборахъ для наблюденія. Иногда это бываетъ 

 очень важно. 



Спеціально же примѣненіе жидкостей, иреломленіе которыхъ мало отличается отъ преломленія изслѣдуемыхъ 

 пластинокъ, доставляетъ особыя и незамѣнимыя преимущества, создавая вмѣсто одного шлифа какъ бы большое 



