118 



Е. Федоровъ. 



неподвижно связано съ горизонтальною неподвижною осью ^, а другое кольцо Е вращается 

 внутри перваго и несетъ ноніусъ и пружинки, прижимающія предметное стекло препарата. 

 Самое вращеніе этого кольца производится при посредствѣ пуговки Т) и зубчатаго привода. 



Кромѣ того, снизу въ круглое отверстіе основной пластинки вставляется часть Л, 

 несущая сигналъ въ видѣ продолговатой стеклянной пластинки съ проведенной вдоль 

 (и поперекъ) нея тончайшей чертой. Пластинка эта видна чрезъ верхнее отверстіе кольца, 

 между пружинами. Черта проведена съ возможною строгостью параллельно неподвижной 

 оси ^ и предназначается для того, чтобы имѣть возможность непосредственно устанавливать 

 какое-угодно направленіе въ препаратѣ параллельно этой оси. Для этого мы вращеніемъ 

 пуговки приводимъ желаемое направленіе въ совмѣщеніе съ нитью креста микроскопа, а эта 

 нить разъ навсегда установлена параллельно оси ^, и положеніе можетъ быть во всякое время 

 провѣрено опусканіемъ трубы микроскопа, пока не будетъ видна черта сигнала Л. Она 

 должна совпасть съ нитью. 



Мы видимъ, что когда въ этомъ приборѣ препарата приводится въ горизонтальное поло- 

 женіе,то неподвижная ось /горизонтальна, а подвижная имѣетъ вертикальное положеніе. 



Поэтому, столикъ этого типа можно также охарактеризовать какъ приборъ съ одною 

 горизонтальною осью. 



Для нанесенія наблюденій служитъ проэкція фиг. 17 (стр. 47). Здѣсь въ центрѣ 

 помѣщается полюсъ подвижной оси М въ ея начальномъ положеніи, а полюсъ неподвижной 

 оси находится на окружности проэкціи, тамъ, гдѣ поставлена цифра 0. 



§ 7. Оба прибора построены по общему типу теодолитовъ и достигаютъ той цѣли, что въ 

 нихъ каждое направленіе, не составляющее слишкомъ большого угла съ нормалью къ пло- 

 скости препарата, можетъ быть приведено въ вертикальное положеніе (совпадающее съ опти- 

 ческою осью микроскопа). Отсчеты обоихъ лимбовъ точно и притомъ однозначно опредѣляютъ 

 пространственное положеніе этой нормали, давая ея сферическія координаты (соотвѣтствующія 

 широтѣ и долготѣ, какъ это объяснено при описаніи универсальнаго гоніометра). 



Отсюда, въ свою очередь, заключаемъ, что полученныя числа являются данными для 

 простѣйшихъ вычислевій, въ какихъ можетъ явиться надобность при рѣшеніи различныхъ 

 вопросовъ, что въ обоихъ случаяхъ мы можемъ пользоваться тѣми простѣйшими формулами, 

 которыя выведены для универсальнаго гоніометра. 



При всѣхъ этихъ общихъ существенныхъ преимуществахъ обоихъ ириборовъ, каждый 

 имѣетъ свои особенности, приносящія особыя преимущества и недостатки. 



Особеннымъ и незамѣнимымъ преимуществомъ столика I типа является возможность 

 приспособить его къ наблюденіямъ препаратовъ, помѣщенныхъ въ преломляющія жидкости. 



Другимъ важнымъ преимуществомъ этого столика служитъ еще то обстоятельство, что 

 при неболынихъ отклоненіяхъ препарата отъ горизонтальнаго положенія вращенія около 

 обѣихъ осей вызываютъ почти одинаковое измѣненіе въ положеніи препарата; вращеніе около 

 неподвижной оси всегда отклоняетъ препарата въ извѣстномъ направленіи на полный отсчи- 

 тываемый уголъ, а вращеніе около подвижной оси — почти на полный уголъ, и притомъ на 



