Универсальный столикъ. 



119 



тѣмъ менынііі противъ отсчитываемаго, чѣмъ больше наклоненъ препаратъ. А такъ какъ въ 

 болышшствѣ случаевъ мы производимъ наблюденія при возможно маломъ его наклоненіи, то 

 такимъ образомъ этотъ приборъ приводить къ скорѣйшей установкѣ препарата. 



Отсутствіе этихъ особыхъ преимущсствъ составляетъ недостатки прибора II типа. 



Зато спеціальными его преимуществами являются: 



а) болыпій просторъ при наблюденіяхъ 



Ь) возможность давать препарату болыпіи наклонъ; 



с) большая простота его конструкціи и провѣрки п, что составляетъ наиболѣе существен- 

 ное его преимущество, 



о!) немаловажиымъ удобствомъ этого прибора является также возможность устанавливать 

 нѣкоторое опредѣленное паправленіе въ препаратѣ, служащее исходнымъ пунктомъ (напр. 

 еаправленіе двойниковыхъ полосъ въ плагіоклазахъ) на ноль; 



е) возможность подвергать препаратъ вращенію около произвольной прямой, параллель- 

 ной плоскости препарата. 



§ 8. Мывидѣли выше, какъ существенно это свойство, напр. при испытаніи симметричности 

 сѣченій кристаллическихъ пластинокъ, при опредѣленіи кристаллической системы въ парал- 

 лельномъ свѣтѣ и т. п. 



Это условіе столь существенно,- что я старался устроить и для I типа такое приспособ- 

 ление, которое давало бы возможность достигнуть его выполпенія. 



Для этого я употребляю микроскопическіе препараты (какъ минералогическіе такъ и 

 петрографическіе) особаго типа. Вмѣсто обыкновенныхъ продолговатыхъ предметныхъ стек- 

 лышекъ я беру круглыя(діаметръ=20 тт.), а сами стеклышки 

 вставляю въ особую препаратную пластинку, изображенную на 

 фиг. 34 въ натуральную величину въ планѣ и въ разрѣзѣ. 



Эта пластинка сдѣлана изъ эбонита и имѣетъ въ среди нѣ 

 круглый вырѣзъ для вставлеяія препарата, а подънпмъ круглое 

 отверстіе для наблюденій въ проходящемъ свѣтѣ. По краямъ 



шШШЩшщ круглаго отверстія нанесены дѣленія, которые даютъ воз- 



Фи,.. 34. можность дѣлать грубое отсчитываніе угла поворота пла- 



стинки . 



Для устойчивости препарата сбоку устроено отверстіе съ платиновой пружинкой, посред- 

 ствомъ которой стеклышко подвергается надавлнванію. 



Благодаря этому устройству, препаратъ можетъ быть подвергаемъ отъ руки поворачиванію 

 (около вертикальной оси), пока не приметъ требу емаго положенія (напр. чтобы направленія 

 затемнѣнія стали параллельны осямъ вращенія въ нриборѣ I типа). 



') Это даетъ возможность дѣлать такія наблюденія , какихъ иногда вовсе нельзя производить въ 

 приборѣ I типа. Сюда относится напр. приборъ для наблюденій кристаллическихъ пластинокъ подъ высокпмъ 

 давленіемъ, только-что (1892) построенный, и наблюденія съ которымъ я пропзвпдилъ лишь въ самое послѣднее 

 время. 



