120 



Е. Федоровъ. 



Коснувшись описанія этихъ препаратовъ новаго типа, я позволю себѣ сказать два слова 

 объ ихъ преимуществах!,, кромѣ тѣхъ, для которыхъ они спеціально и предназначаются. 



Препараты эти требуютъ особенно мало мѣста, почему сохраненіе и пересылка ихъ упро- 

 щается въ значительной мѣрѣ, а главное они почти становятся небьющимися. 



Хотя, конечно, каждый занимающейся наукой привыкъ обходиться со всякими приборами 

 и препаратами съ щепетильною осторожностью, тѣмъ не менѣе при постоянномъ обращеніи 

 съ сотнями даже тысячами препаратовъ можетъ случиться маленькая неосторожность, а упав- 

 шій на полъ препаратъ почти всегда является потеряннымъ. Вотъ въ этомъ отношеніи новые 

 препараты гарантированы въ большей мѣрѣ отъ потери. 



Примѣненіе этихъ препаратовъ къ столику I типа доставляете и ему удобство, означенное 

 выше подъ рубрикой о!). 



§ 9. Теперь перейду къ оппсанію вывѣрки приборовъ обоихъ типовъ, начиная съ перваго 

 (въ предположен^ что употребляемый при этомъ микроскопъ вывѣренъ раньше). 



Неподвижная ось должна быть параллельна плоскости столика, а подвижная ось М 

 должна быть къ ней перпендикулярна. Если оба эти условія выполнены съ удовлетворительною 

 точностью, то приборъ годенъ для измѣреній. 



Для пспытанія перваго условія мы приводимъ сначала препаратъ въ горизонтальное поло- 

 женіе; въ этой горизонтальности убѣждаемся, подвергая обыкновенный столикъ микроскопа 

 обоимъ взаимно-перпендикулярнымъ поступателыіымъ движеніямъ въ его плоскости; верхняя 

 плоскость препарата должна быть видна въ трубу микроскопа все время съ полною рѣзкостью. 



Для повѣрокъ употребляемъ предметное стеклышко съ возможно точно проведенными на 

 немъ подъ прямымъ угломъ двумя тонкими алмазными чертами. 



Принявъ такое стеклышко за объектъ и приведя трубу микроскопа на разстояніе яснаго 

 зрѣнія, мы расположимъ его такимъ образомъ, чтобы одна изъ его черточекъ была 

 приблизительно параллельна неподвижной оси ^ ш пъ то же время совмѣстилась съ одною изъ 

 нитей креста. Затѣмъ, вращеніемъ около оси ^ наклоняемъ препаратъ въ ту и другую сторону 

 на возможно болылій уголъ. 



Если неподвижная ось »/ параллельна плоскости столика, то при всякомъ наклоненіи 

 препарата мы будемъ съ отчетливостью наблюдать въ трубу намѣченную черту, подвигая 

 трубу микроскопа на подходящую величину. Чѣмъ въ большей степени не горизонтальна 

 ось ,1, тѣмъ въ большей степени становится неясною намѣченная нами черта при разныхъ, 

 особенно крайнихъ, наклоненіяхъ препарата. 



Если, притомъ, избранная черта не параллельна оси ^, то при вращеніи около послѣдней, 

 она сходитъ съ волоска и образуетъ съ нею уголъ, тѣмъ болыиій, чѣмъ на болыиій уголъ 

 мы наклоняемъ препаратъ; половину ошибки мы исправляемъ вращеніемъ всего столика, а 

 другую половину осторожнымъ подвиганіемъ препарата. 



Для второй повѣрки мы устанавливаемъ одну изъ чертъ прямоугольнаго креста парал- 

 лельно неподвижной оси, какъ это само собою получается при предъидущей провѣркѣ. Затѣмъ, 

 наклоняемъ препаратъ въ ту и другую сторону около подвижной оси Ж и слѣдимъ затѣмъ, 



