Универсальный столикъ. 



121 



остается ли горзонтальною и другая черта креста. Процессъ совершенно одинаковъ съ предъ- 

 идущимъ. 



Сдѣлавъ обѣ эти провѣрки, мы должны еще определить положеніе истиннаго нуля, т.е. 

 показанія обоихъ лимбовъ при горизонтальномъ положеніи препарата, въ которомъ убѣждаемся 

 по вышеописанному. Если эти показанія отличаются отъ нуля, то ихъ нужно отнимать при 

 всѣхъ отсчитываніяхъ, что и составитъ поправку прибора. 



Въ приборѣ II типа основеыя повѣрки тѣ же; но онѣ производятся проще, благодаря 

 тому, что около обѣихъ осей мы можемъ повернуть на 180°. 



Провѣривъ горизонтальность неподвижной оси, мы убѣдимся въ перпендикулярности къ 

 ней другой оси тѣмъ, что препаратъ, приведенный въ горизонтальное положеніе, будемъ вра- 

 щать около этой оси; при этомъ плоскость препарата должна сохранять горизонтальность. 



При употребленіи приборовъ для измѣренія постоянно имѣется надобность опредѣлять въ 

 преиаратѣ направленіе неподвижной оси (почти всегда даже приходится приводить въ это поло- 

 женіе какую-нибудь онредѣленную прямую кристалла, напр. ребро, слѣдъ спайности и т.п.). 

 Въ приборѣ II типа это достигается быстро и точно, приведя сначала избранную прямую при- 

 близительно въ это положеніе по волоску креста, а затѣмъ повернувъ препаратъ около оси ^ 

 на 180°, мы прямо отсчитываемъ двойное угловое уклоненіе взятой прямой отъ оси; половину 

 этого угла мы легко исправляемъ вращеніемъ около другой оси а другую — вращеніемъ 

 столика микроскопа. 



Что касается нулей лимба, то въ ириборѣ II типа нужно провѣрить и, въ случаѣ надоб- 

 ности, вывести поправку, только для вертикальнаго лимба; только въ немъ показаніе О должно 

 соотвѣтствовать горизонтальному положенію препарата. 



§ 10. Въ заключеніе объ универсальномъ столикѣ приходится сказать, что его можно при- 

 мѣнить и вмѣсто универсальнаго гоніометра, если воспользоваться принципомъ, положеннымъ 

 въ основу гоніометра Ніг8с1іѵѵаЫ'а для кристалловъ съ неблестящими гранями. При этомъ 

 примѣненіи, конечно, нельзя ожидать удовлетворительной точности. 



Однако, универсальный столикъ можно приспособить и для болѣе, точныхъ измѣреній 

 очень маленькихъ кристалловъ съ блестящими плоскостями. Для измѣренія можно восполь- 

 зоваться слѣдующимъ принципомъ. 



На самой внѣшней (плоской) поверхности объектива изображается небольшой черный 

 сигналъ, а сбоку отъ какого-нибудь источника свѣта чрезъ отверстіе въ стѣнкѣ трубы отбра- 

 сывается внутрь трубы микроскопа яркій свѣтъ, для чего противъ источника свѣта вдоль оси 

 трубы номѣщается стеклышко подъ угломъ 45° къ оси трубы. 



1 ) Впрочемъ, мною устроены и другія приспособлена для той же цѣли, дѣлающія одинаково удобною уста- 

 новку приборовъ обоихъ типовъ; я помѣщаю, именно, подъ преиаратомъ сигналъ въ видѣ длинной двойной прямой 

 черточки (и короткой поперечной), неподвижно установленный на основной пластинкѣ. Черточка эта устанавли- 

 вается строго параллельно оси ^. 



Труды Геол. Ком. Т. X, № 2. 16 



