122 



Е. Федоровъ. 



Если теперь мы установимъ трубу для разсматриванія поверхности кристалла, то сигнала 

 вовсе не будемъ видѣть, такъ какъ отраженное отъ объектива изображеніе сигнала будетъ 

 удалено отъ конца объектива на разстояніе ровно вдвое большее противъ того, какое необхо- 

 димо для отчетливаго разсматриванія сигнала. Поэтому, если мы теперь приблизимъ трубу 

 микроскопа къ поверхности кристалла ровно вдвое, и если притомъ одна изъ блестя- 

 щихъ граней нормальна къ оси микроскопа, то мы дѣйствительно увидимъ сигналъ въ сре- 

 динѣ поля зрѣнія и можемъ его центръ привести въ совмѣщеніе съ центромъ креста нитей. 



Чтобы судить о степени возможной точности этого пріема было сдѣлано приспособленіе 1 ) къ 

 новѣйшему микроскопу Фуесса; бралось увеличеніе въ 30 разъ (употреблялся слабѣйшій 

 объективъ № 00). На ярко освѣщенномъ полѣ зрѣнія съ отчетливостью выступилъ черный 

 увеличенный сигналъ; намѣтивъ на немъ точку, и ее приводили сначала въ совмѣщеніе съ 

 центромъ креста нитей, а потомъ съ окружностью поля зрѣнія (вращая ось ^ универсальнаго 

 столика). Оказалось, что столь значительное разстояніе (легко раздѣлимое на 100 частей при 

 употребленіи болѣе крупныхъ лимбовъ съ ноніусами) соотвѣтствуетъ примѣрно 2°. 



Слѣдовательно, точность такихъ наблюденій легко довести даже до 1'. 



Удалось получить вполнѣ отчетливое изображеніе сигнала и при увеличеніи въ 120 разъ, 

 но уже поле зрѣнія было освѣщено довольно слабо. 



Ясно, что при этомъ способѣ наблюденія центрированы производить вовсе не нужно. 

 Можно также и не производить юстированія, и въ такомъ случаѣ истинный уголъ между 

 двумя гранями опредѣляется вычисленіемъ по даннымъ координатамъ полюсовъ обѣихъ 

 граней * 2 ). 



Говоря о полезныхъ приложеніяхъ универсальнаго столика, нельзя не упомянуть о способѣ 

 опредѣленія коэфиціента преломленія, имѣя въ распоряженіи не призмы, а параллельно 

 ошлифованную пластинку кристалла. 



Способъ состоитъ въ томъ, что измѣряемую пластинку вращаютъ на универсальномъ 

 столикѣ (или гоніометрѣ) и слѣдятъ за передвиженіемъ сигнала, помѣщеннаго за пластинкой. 

 Для опредѣленія коэфиціента нужно знать: 

 <5 — толщину пластинки 

 г — величину кажущагося перемѣщенія сигнала 

 л — уголъ наклоненія пластинки. 

 Если отношеніе 3/е означимъ т и искомый коэфиціентъ черезъ п, то вычисленіе про- 

 изводится по форму лѣ 



_ 2т 8П а 1 



') При содѣйствіи К. Д. Хрущева, съ которымъ совмѣстно и произведены самыя наблюдения. 



2 ) Съ удобствомъ могутъ быть примѣнены и другіе способы гоніометрическаго измѣренія микроскопическихъ 

 кристалловъ (ср. напр. Вгегіпа. МеіЬосІік й. Кгу8Іа11Ье8ііттип§ 65 — 67), также способъ ЗсЪгаиРа, описанный 

 въ вгоіЬ'5 2еіІзсЬгШ Гиг Кгу8іа11о§гарЬіе, В. XX, 8. 90 — 92, по которому наблюденія были произведены и нашимъ 

 соотечественникомъ, г. Пятницкимъ). Особыя преимущества универсальнаго столика (или универс. гоніометра) 

 сохраняются при всѣхъ этихъ наблюденіяхъ. 



