Универсальный столикъ. 



123 



При этомъ предполагается, что сигналъ помѣщенъ не очевь близко пластинкѣ, такъ что 

 кажущимся перемѣщеніемъ по направленію оси трубы (наблюденіе котораго также служитъ 

 для опредѣленія коэфиціента преломленія по способу СЬаиІпез) можно пренебречь, или же 

 его можно регулировать особымъ стекляннымъ клинышкомъ, помѣщеннымъ передъ самою 

 трубою. Отъ этого способа можно ожидать болыпихъ выгодъ: 



1) Употребленіе пластинокъ, ошлифованныхъ параллельно. 



2) Чрезвычайно легкое и подручное опредѣленіе преломленія не для одного какого-либо 

 направленія, а для всѣхъ направленій т. е. простое и систематическое изслѣдованіе поверх- 

 ности нормальныхъ скоростей распространенія свѣта. 



3) Почти одинаковое удобство прпмѣненія этого способа какъ для изотропныхъ, такъ и 

 для одноосныхъ и двуосныхъ кристалловъ. 



Однако, для достиженія точности, способъ этотъ требуетъ спеціальной разработки. 

 Предварительные опыты, произведенныя мною, не дали очень удовлетворительныхъ резуль- 

 татовъ. До сихъ поръ мнѣ не удалось достичь точности, позволяющей употреблять даже 

 три десятичныхъ знака (См. Зап. Имп. Мин. Общ. ч. XXIX стр. 205). 



16* 



