L6 



Gudmund Borelius 



rörände kan man låta avdroppa och ersättas med ny ur reservoiren genom att öppna 

 kranen K. Med hjälp av det kranrör, som upptill sluter behållaren, kan man 

 minska trycket över lösningen och så förhindra, att denna på grund av det hydro- 

 statiska trycket pressas fram förbi glaspropparna. 



Normalelektroden är en kalomel-normalelektrod med normal JfCMösning fram- 

 ställd i enlighet med föreskrifterna i Ostwald-Luthers handbok '. 



Kompensationsanordningen utgöres av en strömkrets med ett eller två Lec- 

 lanchéelement L, ett reglerbart motstånd Q, en proppreostat på 100 ohm och en 

 milliamperemeter S. 



De olika mostånden i reostaten lyda på 1', 2', 2", 5', 10', 10", 20' och 

 50' ohm. Reostaten kalibrerades och befanns 



1' + 2'+ 2"+ 5' = 10,0 ohm 

 10' = 10,0 » 

 10"= 10,o » 

 20' = 20,1 » 

 50' = 50,0 » 



l'4-2'4- 2"+ 5'+ 10'+ 10" 4- 20' 4- 50' =100,1 » 



En punkt A av proppsreostaten är] förbunden med norinalelektroden, en 

 annan B med jorden. Motståndet mellan A och B var i allmänhet 10', 10'4- 10", 

 50' eller hela motståndssumman 1' — 50'. 



Strömmätaren, en milliamperemeter från Siemens och Halske har 150 skal- 

 delar, varje skaldel motsvarande 10 -4 ampere. Dess korrektioner ha bestämts 

 genom jämförelse med ett nytt, kontrollerat instrument från samma firma, varvid 



intill 



32,6 



+ 0,6 





37,5 



0,7 





45,0 



0,8 





55,0 



0,7 





65,0 



0,6 





75,0 



0,7 





95,0 



0,6 





112,5 



0,7 





117,5 



08 



Är utslaget på milliamperemetern »5 och motståndet mellan punkterna A 

 och B R, blir kompensationspotentialen 



K= j\ S . R millivolt 



Vid mätningarna eftersträvas en noggrannhet på 1 millivolt. Följande vär- 

 den på A S och A R ange de ändringar i S och R, som vid gränserna av de 



1 Ostwald-Luther: Hand- und Hülfsbuch Physikochemischer Messungen 3 Aufl. p. 442. 



