Bulletin de l'Instittjt Océanographique 



(Fondation ALBERT I", Prince de Monaco) 

 No 364. — 25 Mars 1920. 



Sur un tube de Pitot à déversement, pour 

 la mesure de la vitesse moyenne des 

 courants variables. 



Par Yves BELAGE - 



Si on met à part les appareils à hélice, dont le fonction- 

 nement repose sur un principe différent, les instruments 

 destinés à la mesure des courants d'eau indiquent non pas 

 la vitesse du courant, mais la pression exercée par lui sur 

 un corps immergé, et de cette pression on déduit la vitesse 

 par des formules dans lesquelles interviennent, à côté des 

 indications instrumentales, des constantes ph3^siques et des 

 coefficients numériques fournis par l'expérience. 



Ces instruments appartiennent à deux types : les tacho- 

 mètres et le tube de Pitot. Dans les tachomètrcs, la poussée 

 exercée par le courant sur un corps immergé est indiquée 

 par un dynamomètre. Dans le tube de Pitot, la pression exercée 

 par le courant détermine une ascension de Peau dans le tube 

 au-dessus du niveau ambiant. 



Pour que cette pression puisse produire un tel effet, le 

 tube est recourbé à son extrémité inférieure de façon à présenter 

 son ouverture face au courant. La hauteur H de la colonne 

 d'eau soulevée au-dessus du niveau ambiant dans le tube de 

 Pitot et la pression P indiquée par le dynamomètre dans le 

 tachomètre sont les données instrumentales d'où l'on déduit 

 la vitesse du courant. 



