— II — 



parois étaient rigides au point qu'il restât béant à la profondeur 

 où il est immergé, l'eau amenée par le tube évacuateur 

 n'augmenterait pas son volume, et Tappareil s'aloui'dirait. Si 

 ses parois étaient assez minces pour n'offrir aucune résistance, 

 Teau amenée par le tube évacuateu!" n'y pourrait pénétrer, parce 

 que la pression extérieure serait toujours au moins égale à celle 

 de l'eau amenée par le tube évacuateur, l'équilibre n'étant 

 établi que lorsque le réservoir serait plein jusqu'au niveau de 

 l'orifice supérieur du tube de Pitot, condition dans laquelle 

 l'appareil ne peut plus fonctionner. 11 faut donc donner au sac 

 des parois d'une épaisseur et d'une élasticité telle que sa cavité 

 soit complètement effacée lorsque l'appareil est en place à la 

 profondeur voulue, mais qu'une partie de la pression extérieure 

 soit contrebalancée par l'élasticité des parois de telle façon que 

 Teau déversée ait, avant d'avoir complètement rempli le tube 

 évacuateur, une pression suffisante pour pénétrer dans le sac, 

 grâce au concours de l'élasticité des parois. Lorsque, l'expé- 

 rience étant finie, on relève l'appareil, la pression extérieure 

 sur le sac de caoutchouc tombe à zéro, et ce qui restait d'eau 

 dans le tube évacuateur achève de s'écouler dans le sac. On 

 ferme alors le robinet r, on dévisse l'ajutage A, on assèche soi- 

 gneusement l'extérieur du sac, et l'augmentation de poids qu'il 

 subi fait connaître la quantité d'eau Q déversée par le tube de 

 Pitot, beaucoup plus exactement qu'on ne pourrait le faire par 

 transvasement dans une éprouvette graduée. 



Le réglage du tube de Pitot par rapport au niveau ambiant 

 est un point très essentiel et doit se faire par tâtonnement avec 

 des précautions minutieuses, ce qui est facilité par le glisse- 

 ment à frottement du réservoir dans le manchon. 



Voici le procédé que j'ai imaginé. Au lieu de comparer le 

 niveau du tube de Pitot au niveau de l'eau ambiante au moyen 

 d'une règle et de tiges graduées, j'immerge simplement l'ap- 

 pareil au complet dans un baril d'eau de mer au laboratoire, 

 comme pour une expérience en mer, et je l'abandonne à lui-même, 

 pendant 24 heures, soutenu par son flotteur, puis je le retire et je 

 dévisse l'ajutage A : si de l'eau s'écoule, c'est que le tube de 

 Pitot était trop bas ; si le sac est complètement vide, c'est qu'il 



(364) 



