— 12 — 



était trop haut. Je modifie alors son niveau dans un sens ou 

 dans l'autre et je recommence l'expe'rience jusqu'à ce qu'en 

 dévissant l'ajutage je ne trouve à l'inte'rieur du sac qu'une 

 minime quantité d'eau, disons environ i cm-^. Le niveau du 

 tube de Pitot est alors un peu trop bas, mais d'une quantité 

 infime et absolument négligeable car, si du fait de cette déni- 

 vellation il n'est entré qu'un centimètre cube d'eau en 24 heures, 

 la quantité qui entrera de ce fait pendant les 5o à 100 secondes 

 que dure une expérience, sera absolument négligeable. 



Une cause d'erreur un peu plus importante doit résulter du 

 fait que l'appareil s'alourdit du poids de l'eau contenue dans le 

 tube évacuateur et qui doit remplira peu près ce tube avant de 

 vaincre la résistance exercée sur le sac par la presssion exté- 

 rieure. Pour supprimer cette cause d'erreur, il suffit de lester 

 l'appareil pendant l'opération de réglage d'une surcharge 

 supplémentaire précisément égale au poids de la colonne d'eau 

 reconnue nécessaire pour vaincre la résistance du sac. 



D'ailleurs, il faut bien noter qu'autant il était indispensable 

 d'annihiler l'acroissement progressif et considérable qu'eût 

 entraîné le déversement de l'eau dans un réservoir rigide, 

 autant il est superflu de chercher à compenser une différence 

 de quelques grammes qui, vu les dimensions du flotteur, ne 

 peut produire qu'un enfoncement absolument négligeable. Si 

 le flotteur, en effet, a une force ascensionnelle de 2000 grammes 

 pour une hauteur de 60'""% une surcharge de 5 grammes ne 

 produirait qu'un enfoncement de moins d'un dixième de 

 millimètre. 



En dépit de toutes ces précautions et surtout en raison du 

 ménisque déterminé par les attractions capillaires, il faut prévoir 

 une légère erreur dans le réglage du niveau du tube de Pitot 

 et il est intéressant de rechercher quel peut être l'effet de cette 

 erreur sur la détermination de la vitesse du courant. 



Supposons que cette erreur atteigne 1/4 de millimètre, ce 

 qui semble bien supérieur à la réalité. 



Soit V la vitesse vraie du courant, V la vitesse inexacte ré- 

 sultant de l'erreur introduite par la dénivellation dz h, laquelle 

 s'ajoute algébriquement à H qui représente la hauteur à la- 



