sur le fil, il libère le levier H qui ne s'engage plus avec A, et le 

 ressort spiral, oxydé d'une façon spéciale, qui traverse la bou- 

 teille, ferme instantanément celle-ci. 



Pour en tirer l'eau, on dévisse légèrement la tête dentée K 

 de la soupape à air et on ouvre le robinet du fond. L'orifice du 

 robinet est grand afin de ne pas endommager les plus grands 

 organismes, par exemple, les larves de poisson. 



Le messager frappe la plaque du haut avec une force consi- 

 dérable et la fausserait si elle n'était pas protégée. Pour éviter 

 cela, on peut mettre sur le fil de sonde un petit disque de cuir 

 épais dans lequel on a fait une entaille. Le cuir ne devra pas 

 être fixé trop à la bouteille, mais à quelques centimètres au 

 moyen de ficelle. Par ce moyen, on est assuré que le cuir ne 

 flotte pas sur le fil de sonde pendant que la bouteille descend. 



On a l'intention d'employer la bouteille en question avec 

 un fil d'acier. Elle peut être facilement modifiée de façon à 

 servir avec une corde tenue à la main. Pour cela on modifiera 

 sur demande, à la construction, et d'après le diamètre de corde 

 indiqué, le point de fixation supérieur et le diamètre de l'orifice 

 du messager. Dans ces conditions la bouteille pourrait être 

 facilement employée avec un petit bateau et être mise entre les 

 mains des pêcheurs ou autres gens inexpérimentés dans l'usage 

 des appareils scientifiques, car presque toutes les pièces 

 mobiles de l'instrument sont protégées. 



1380) 



