— 10 — 



SoLiclion de caoutchouc perce de deux trous. Par Win de ces 

 trous passait an tube en verre allant jusqu'au fond et servant 

 au remplissage de la burette, par Tautre un tube chargé de 

 chaux sodée servant à débarasser de son acide carbonique Fair 

 entrant dans la bouteille. Les burettes employées, se rem- 

 plissant par le bas, étaient surmontées d'un tube garni de chaux 

 sodée destiné à débarrasser de son acide carbonique Tair qu'on 

 faisait entrer en vidant la burette, au cours de l'analyse. 



Il est dhïicile et souvent même impossible de préparer les 

 liqueurs types en pleine mer. J'ai pu éviter cette manipulation 

 en me servant de bouteilles d'une capacité de i 5o ce. environ, 

 que je remplissais des liqueurs types lorsque le navire était au 

 port. En mesurant i5o ce. à la fois au lieu de lo ce, j'ai pu 

 obtenir un plus gi-and degré de précision, parce qu'alors une 

 erreur de 0,1 ce. n'apportait qu'une modification pi-esque insi- 

 gnifiante à la valeur de pH. Les bouteilles étaient munies d'un 

 bouchon percé de deux trous, par l'un desquels on passait un 

 petit tube de verre contenant de la chaux sodée granulée, et 

 par l'autre un tube de veri-e allant jusqu'au fond et dont 

 l'extrémité supérieure était fermée par un petit tube de 

 caoutchouc et un fragment de baguette en verre. Lorsqu'on 

 voulait utiliser les liqueurs types, on enlevait la baguette et à 

 l'aide d'une pipette de lo ce. on aspirait la liqueur ; on forçait 

 ainsi Tair introduit dans la bouteille à passer par le tube de 

 chaux sodée. Toutes les bouteilles ont été placées dans une 

 caisse de bois à casiers et fixées avec du fil de cuivre \ 



Les liqueurs nécessaires sont celles qui renferment 6,0, 

 5,5, 4,5, 4,0, 3,5, 3,0, 2,3 et i,5 ce. de borax et d'acide 

 borique pour 10 ce. de solution (voir les Tables). Toutefois 

 pour les eaux très faiblement alcalines ou acides, on a aussi 

 besoin de liqueurs contenant 2,5, 2,0, i,5, 1,0, 0,6 et o,3 ce. 

 de borax. Au lieu des liqueurs ci-dessus on peut aussi en 

 préparer qui concspondcnt à des valeurs de pH arrondies, 

 par exemple, pour pH égal 8,7, 8,6, 8,5, etc, etc. 11 est alors 

 nécessaii'e de tracer sur du papier millimétré une courbe 

 donnant les valeurs de pH par rapport auK proportions de 



' Voir : Laboratoire h)'drographique. Catalogue des appareils o:éano- 

 graphiques, prix courant 1914 94 (M. le Prof. Martin Knudsen. Ecole 

 polytechnique à Copenhague). 



I 



