Berichte der Sedierten. t£ö 



Figur U eine Frontansicht des ganzen Apparates vorstellend, macht die nähere 

 Einrichtung dieser einzelnen Theile anschaulich. 



I. Zu ärztlichem Zwecke reicht man, wie aus dem früher Gesagten erhellet, in 

 allen Fällen mit einem einzigen volta'schen Elemente aus. Dasselbe steht vertical in dem 

 hölzernen viereckigen Kasten (in Lichten 4 Zoll tief, 2 Zoll breit und 5 Zoll lang) А В С D E F, 

 und besteht aus einer, 3y 2 Zoll hohen und 4% Zoll breiten (am besten) amalgamirteri 

 Zinkplatte, die sich in der Mitte zwischen 2 eben so grossen Kupferplatten, und von die- 

 sen durch zwei Pappscheiben getrennt, befindet, die eben so viereckig, wie die Kupfer- 

 und Zinkplatten gestaltet, nur etwa um 2 Linien weniger hoch und breit, und, je nach 

 der gewünschten Stärke der Wirkung des Apparates, mit Salzwasser, mehr oder weniger 

 verdünntem Essig oder aber mit durch zehnfache Wassermenge diluirter Schwefelsäure 

 getränkt und nachher so stark ausgedrückt sind, dass sie nur noch feucht erscheinen. 

 Die dicken schwarzen Linien a, a der Figur stellen die zwei Kupferplatten und der weiss- 

 gelassene Streif m stellt die Zinkplatte, von oben gesehen, vor ; die vertikal bestrichelten 

 Streifen zwischen jedem a und dem m bedeuten die Pappscheiben. Am obern Rande der 

 Zinkplatte ist eine kleine, aus gehämmertem Kupfer verfertigte Feder n' angenietet 

 oder angeschraubt, und an den zwei Kupferplatten sind bei с, с eben solche Federn 

 en, en hart oder mit Silber angelöthet. Auf den obern Flächen der beiden Kasten- 

 seitenwände А С und BD sind Messingstreifen aufgeschraubt, auf welchen zwei andere 

 Messingstreifen (1, 2) innig aufliegen, die sich, wie man bei DG sieht, um eingeschraubte 

 Zapfen bei С und D drehen und vermittelst eines Ausschnittes d am freien Ende unter 

 die ebenfalls eingeschraubten Zapfen I und II und zwar unter den Vorsprung bei x so 



Abhandl V Kolse, Band I. А 



