^ 53 - 



He creído conveniente elejir el evaporómetro — balanza 

 ideado por el sabio director del Observatorio Central de 

 Física en S. Petersburgo, Dr. H, Wild (4) pues este apa- 

 rato y el de Osnaghi, basados sobre uno y el mismo prin- 

 cipio, han funcionado ya con buen éxito, en un gran nú- 

 mero de estaciones meteorológicas, cuyas observaciones se 

 han publicado, y para que los datos sobre la evaporación 

 en distintas localidades se prestan á comparaciones entre 

 ellos, es indispensable se hayan hecho con instrumentos 

 de un mismo sistema. 



El instrumento ha salido de la fábrica de los Sres. Hot- 

 tinger y Ca., sucesores de Goldschmid, enZurich, y lleva 

 el número 104 ; sus dos platillos, de 3,5 centímetros de 

 alto, tienen una superficie circular de 250 centímetros 

 cuadrados, de suerte que la pérdida de 25 gramos de agua 

 corresponde á un milímetro de evaporación. La aguja del 

 aparato marca directamente 5 subdivisiones de un milí- 

 metro ; siendo asi, los décimos de milímetros se pueden 

 apreciar con facilidad, 



A fin de abrigar mejor el instrumento contra la intem- 

 perie y aumentar á la vez la comodidad de la observación, 

 me permito proponer uoa leve modificación en el aparato, 

 la que consiste en alargar cerca de 10 centímetros masía 

 varilla vertical sobre que descansa el platillo al hacerse la 

 pesada. Construido de este modo el instrumento, la parte 

 que constituye la balanza, se podrá encerrar bien en un 

 cajón especial, atravesando la varilla el techo del cajón 

 y quedando el platillo fuera del mismo, ó expuesto libre- 

 mente al sol ó debajo de un techo que impida la entrada 

 al sol y á la lluvia, miéntras que permita al aire acceso 

 libre. 



(4) Se halla descrito en «Mélanges physiques etchimiques» tirés 

 du Bulletin de l'Académie des Sciences de Saint Pétershourg. Tomo 

 IX, pág. 53. Véase también Carl, Repert. d. Exp.-Phys. Tomo X, 

 pág. 273, 



