* 



— 54 — 



Colocación del instrumento 



Antes de disponer de una casilla conveniente para la 

 exposición de los termómetros, higrómetros, etc., me vi 

 obligado ádar al atmidómetro una colocación especial. 



Guardaba la balanza en un cajón de 50 por 30 centíme- 

 tros y de 45 centímetros de alto, clavado sobre el tronco 

 de un árbol en un punto adecuado de la quinta. Encima 

 del cajón estaba uno de los platillos, cubierto por un techo 

 inclinado por todas las direcciones, de 60 centímetros de 

 ancho y de largo, de modo que mediaba una distancia ver- 

 tical de 30 centímetros entre la cima del techo y la tapa del 

 cajón. En el centro del mismo techo se exponía el segundo 

 platillo, destinado á medir la evaporación al sol. 



En este arreglo del aparato, el platillo para la evapo- 

 ración en la sombra estaba á 1.15 m. encima del suelo, 

 el otro á 1.45 m. La medición era un poco dificultosa y 

 exigía mucho tiempo, pero la exposición, según mi juicio, 

 mejor que la acostumbrada de colocar el instrumento, con 

 uno de sus platillos, en la casilla termométrica, pues á la 

 vez de abrigar el aparato contra el sol y la lluvia, permi- 

 tía el acceso libre del aire y defendía la balanza contra 

 cualquier deterioro. 



Sin embargo tuve que cambiar, con gran sentimiento, 

 esta colocación, pues habiendo vuelto de Buenos Aires, 

 me apercibí de que el sol, cuando estaba bajo, iluminaba 

 el platillo inferior á pesar del techo. En vista de esto, el 

 25 de Setiembre, di colocación al atmidómetro en la casilla 

 termométrica, quedando un platillo fuera y al lado de 

 ella, accesible al sol á todas horas. 



La distancia horizontal entre el punto elejido antes y la 

 casilla es de 10 m. Esta se halla colocada en una plata- 

 forma formada por listones clavados sobre cuatro colum- 

 nas, de 2 m. de elevación encima del suelo. La casilla es 

 doble: la interior tiene sus paredes y techo de tablas del- 



