— 497 - 



Después de concluidas las observaciones 

 y de regresar de Las .Peñas, se hicieron con 

 el barómetro normal de la Oficina Meteoroló- 

 gica otras 3 comparaciones, que dieron por 

 resultado: 



25.399 A— [1.46 +0-.10 (t — 15).) 



Como no existia causa aparente alguna á 

 que pudiera atribuirse un cambio repentino de 

 las constantes del instrumento, he supuesto 

 que se había efectuado paulatinamente, como 

 sucede de costumbre, aún cuando los instru- 

 mentos no han recibido golpes fuertes ó no han 

 sido expuestos á cambios excesivos de tempe- 

 ratura; en viáta de esto se ha repartido con 

 igualdad la diferencia de 1.26 muí entre los 

 65 dias comdoá entre las dos fechas en que 

 fué comparado del instrumento. 



La causa principal de los errores en la 

 presión atmosférica de Las Peñas, si e^tos 

 existen, 1 que es muy probable, debe buscar- 

 se en la diíicuhad de determinar con segun- 

 da l la temperatura del instrumento. 



Para las comparaciones hechas en la Ofi- 

 cina Meteorológica la temperatura del aneroi- 

 de se ha supuesto igual á la del barómetro 

 normal; ésta oscilaba entre 72.7 > y 79.9 »P. 



En Las Peñas se ha medido por la del ter- 

 mómetro de un aneroide pequeño del que aca- 

 bo de hacer mención, y la «le otro termóme- 

 tre coloc ido lo mas cercano posible del ane- 

 roide Ellíott, bajo de u i corredor la prime- 

 ra quincena, y en una pieza durante el resto 

 del tiempo; tratando así de evitar mayores 

 fluctuaciones de la temperatura. 



2.° Temperatura. 



Aquí podia'a repetir la misma queja res- 

 pecto de la' pobreza del Gabinete de Física, 

 No tiene, termo netro normal y solo existen 

 algunos insti umentos muy ordinarios Eleji 

 uno de estos, cuya graduación vá grabada 

 sobre el mismo tubo, con intervalos, de un 



