— 498 — 



grado á otro, para poder valuar décimos de 

 grado Determiné, pocos dias ántes de ir á 

 Las Peñas, los pinitos fundamentales, resal- 

 tándome la siguiente corrección: 



T=¿1.013 (t-0.6), 

 en la que designa 



t el número de grados indicados por el ins- 

 trumento, y 



T la t mperatura verdadera, ó corregida, de 

 la observación respectiva. 



El termo netro estaba colocado á 1.5 m . 

 arriba del suelo y abrigado, en cuanto era 

 posi le, contra la radiación. Sin embaí go las 

 temperaturas ele la tarde y noche no han 

 quedado libres de esta influencia. 



S. ° Humedad absoluta ó presión del va- 

 por atmosférico. 



Quizás so ti estas observaciones las peores 

 de todas. El Gabinete de Física, al que ja 

 en este trabajo he dado en «los ocasiones un 

 certificado de pobreza notoria, no poseía, 

 cuando fui á Las Peñas, psicrómetro de Au- 

 gust. (Y para concluir aquí con ios demás 

 instrumentos de meteorología, diré también 

 que no existen tampoco en su colección ni 

 nigró metro, ni veleta, ni ánemóni tro, ni at 

 mómetro, ni otro alguno . . .¿C¿ué hay enton- 

 ces? Sol > u i pluviómetro!!!) 



Uno de los termómetros fué arreglado por 

 mí pira servir de termómetro de depósito 

 mojado. La determinación de sus puntos fun- 

 damentales dió la siguiente fórmula: 



T.-= 1.049 (t- 12;, 

 conforme la cual han sido corregidas las in- 

 dicaciones del instru nento. El valor de la 

 presión del vapor atmosférico se ha calcula 

 do sobre las temperaturas de este psicróme- 

 tro imperfecto mediante l is tablas psicromé- 

 tricas abreviadas de Jelinek. 



De la manera in lica la se han obtenido los 

 datos sobre los cuales he calculado la altura 

 de Las Peñas, confrontándolos con las obser* 



