Bulletin de l'Institut Océanographique 



(Fondation ALBERT I er , Prince de Monaco) 



N° 222 — 25 Janvier 1912. 



Appareil pour la préparation 



et le triage du plankton. 



Par Ch. FRANCOTTE 



Professeur à l'Université de Bruxelles. 



Pendant nos séjours dans différents laboratoires maritimes, 

 nous avons eu l'occasion de préparer le plankton, soit pour nos 

 études personnelles, soit en vue d'amasser le matériel servant 

 aux élèves qui suivent notre cours pratique d'embryologie. 



Parmi les moyens, connus d'ailleurs de tous, que nous avons 

 mis en œuvre et qui répondaient le mieux au but que nous 

 nous proposions, nous citerons la filtration à l'aide de papier 

 disposé sur un entonnoir. On sait que par ce moyen, si les 

 organismes sont un peu abondants, l'écoulement de l'eau ne 

 tarde pas à se ralentir : il peut durer fort longtemps ; il arrive 

 que, si pendant ce temps, vaquant à d'autres occupations on 

 perd la filtration de vue, on retrouve l'entonnoir sans eau ; 

 les organismes, figés sur le papier, sont irrémédiablement 

 perdus et tout est à refaire. Afin d'éviter ces inconvénients, 

 nous avons imaginé un appareil qui nous a donné d'excellents 

 résultats ; c'est ce qui nous a décidé à le décrire. 



Le dispositif dont nous nous servons est constitué par un 

 tube cylindrique de verre, simple cheminée de lampe à gaz, 

 rétréci aux deux extrémités (fig. 1 et 2), de vingt et un centi- 

 mètres de hauteur, le diamètre étant moindre (3 1/2 cent.) que 

 le diamètre inférieur (4 1/2). 



