suivant le temps ni sur la vitesse du courant à aucun moment. 

 Les mesureur de Mayer et de Pillsbury se ramènent à une combi- 

 naison de deux instruments précédents, avec des perfectionne- 

 ments de détail. Il en est de même du tourniquet de Woltmann 

 et Amsler-Laflfon, sauf qu'ici une sonnerie électrique découpe 

 les indications du compte tours totalisateur en tronçons de 100 

 tours dont la durée peut être notée. 



Le Propell-Strommesser d'Ekman, le Bifïlar-Strommesser 

 de Petersson n'introduisent que des perfectionnements de détail, 

 sans apporter aucune conception nouvelle importante et sans 

 assurer un enregistrement continu. A noter seulement la gra- 

 duation expérimentale de l'appareil de Pettersson, d'une manière 

 fort originale, mais appropriée seulement aux régions froides 

 qu'habite l'auteur. On scie dans la glace un canal étroit d'une 

 cinquantaine de mètres de long dont les bords sont polis en 

 glissière et l'on traîne, avec des vitesses connues, l'appareil 

 immergé dans le canal et soutenu par un support glissant sur 

 la glace. 



Plus récemment, F. Nansen (i) a imaginé un appareil à 

 enregistrement discontinu, fondé, comme le mien, sur les pro- 

 priétés du pendule, mais tout à fait différent dans sa conception. 



Cet appareil se compose essentiellement d'un fort cadre 

 suspendu, lourdement lesté pour rester vertical malgré l'action 

 d'un courant modéré. Pour la mesure des courants de fond, le 

 cadre est suspendu à un trépied assis au fond de la mer. Dans 

 ce cadre est un pendule dont le poids est muni d'ailettes, pour 

 donner plus de prise au courant, et porte à sa partie inférieure, 



(i) Methods for measuring direction and velocity of currents in the Sea, 

 with an appendix by D* V. Walfrid Ekman, 42 p., 2 pl., 3i fig. text., in 

 Publications de circonstance du Conseil permanent international pour l'ex- 

 ploration de la mer, n° 34, fév. 1906. A. F. H0st. fils, Copenhague. 



Je dois la connaissance de cet appareil à M. Richard, Directeur du 

 Musée Océanographique de Monaco, qui a bien voulu me le signaler et me 

 confier la publication où il a été décrit. 



Voir aussi : V. Walfrid Ekman, On a new current-meter invented by 

 Prof. E. Nansen, in Nyt Magazin for Naturvidenskab., vol. 3q, p. 163-187 

 Christiania 1901. 11 s'agit là d'un appareil à pendule dont celui décrit ici 

 est un perfectionnement. 



(231) 



