~ 19 — 



Nous avons, pour les constantes de notre appareil, en unittés 

 C. G. S. : 



K = o,5 

 K>= 0,7 

 R = 25,4 

 à = 4,49 

 / = 86,4 



Poids de la sphère vide.. . . 29 55o 



» des organes contenus 9 480 (sans le lest éventuel) 

 de la tige 4 23o 



Total. . . 43 260 



Volume de la sphère 68 642 



» de la tige 1 368 



Total ... 70 o 1 o 



A + a = 70 010 — 43 260 = 26 750 

 C = 0,49586 

 c =0,1 34957 



Et, finalement, la vitesse, en centimètres par seconde : 



26750 tg a 

 o,5 1 65 2 + o, 143675 cos a 



En raison de certaines incertitudes dans les coefficients K et 

 K' et dans les formules elles-mêmes, la graduation expérimen- 

 tale s'impose. 



Vu la difficulté de trouver des courants gradués, mesurés, 

 ou de les produire dans des canaux artificiels, j'ai songé à 

 retourner le problème, à traîner l'appareil dans une eau immo- 

 bile, avec des vitesses connues. Cela ne change rien évidem- 

 ment aux conditions de fonctionnement de l'appareil, que 

 son mouvement par rapport à l'eau soit absolu ou relatif. 

 J'ai donc demandé et obtenu du Ministre de la Marine l'auto- 

 risation d'user pour cette graduation du Laboratoire d'essai des 

 carènes situé à Paris. Il y a là tout un dispositif qui est exacte- 

 ment ce qui convient. Un bassin de près de 2oo m de long sur 



