tritt das Steuer der Boje in Tätigkeit und bewirkt, dass sie sich 

 um dem relativ festen Mittelpunkt (die Leine) drehend in die 

 Stromrichtung einstellt, und so in Folge ihrer Gestalt dem 

 Strom die Seite ihres geringsten Widerstandes entgegenzusetzen 

 vermag. Der Strommesser bietet, ebenfalls in Folge seiner 

 Steuerflächen den Strom einen sehr geringen Widerstand und 

 es bleibt nun noch zu untersuchen, wie sich die Wirkung 

 der Ströme auf die Leine äussern kann. Wie genaue Strommes- 

 sungen lehren, gehen auch im Gebiete einer einzigen tiefrei- 

 chenden Strömung die einzellnen Stromfäden nicht in 

 der selben Richtung, sondern es sind in oft nahe überei- 

 nander liegenden Gebieten recht verschiedene Richtungen zu 

 bemerken. Der Druck jedes einzellnen dieser Strömfäden hat 

 also nicht nur den, durch die natürliche Trägheit der Boje und 

 des schweren Sinkgewichtes am Ende der Leine bedingten 

 Widerstand zu überwinden, sondern auch den Einfluss der 

 anderen, nicht in gleichem Sinn gerichteten Stromfäden. Nimmt 

 man nun noch zu den Untersuchungen einen möglichst dünnen 

 und glatten Draht, z. B. Pianodraht von 0,6 bis 0,9 mm, so 

 ist anzunehmen, dass die Abtrift des ganzen Apparates im 

 Zeitraum von fünf oder zehn Minuten, je nach Dauer der 

 einzellnen Bestimmungen, keine so bedeutende sein kann, dass 

 die Geschwindigkeitsregistrierungen hierdurch unbrauchbar 

 würden, und was die Richtungsangaben anbelangt, so ist bei 

 starkem Wind und Oberflächenstrom die Genauigkeit eine 

 grössere als selbst aus einem ^beiderseitig verankertem Ruder- 

 boot. Diese Annahmen wurden durch die Versuche welche ich 

 mit der Boje anstellte, bestätigt. 



Es ist also ohne Zweifel, das den mit dieser Methode 

 gewonnenen Geschwindigkeitsangaben ein Fehler anhaftet, 

 dessen jeweilige Grösse auf offener See nicht ermittelt werden 

 kann, der aber in jedem Fall nur Bruchteile der gemessenen 

 Beträge ausmacht, und es frägt sieht nur, ob die nunmehr 

 gewonnene Möglichkeit, auf hoher See und in beliebigen Tiefen 

 ohne grossen Apparat ü berh aupt direkte Strommessungen 

 vornehmen zu können, den Nachteil der Ungenauigkeiten nicht 

 zum grössten Teil aufwiegen dürfte. 



