89 



Toutes les personnes qui s'occupent de microscopie connaissent cet appa- 

 reil ancien, consistant en un tube métallique de la longueur d'un tube 

 ordinaire de microscope, tube qui est fixé sur une alidade. Ce tube peut 

 tourner autour de l'une de ses extrémités comme centre, tandis que l'autre 

 extrémité marche sur un cercle divisé. A l'extrémité du tube qui est placé 

 au centre, on visse un objectif, L'autre extrémité, à tirage, reçoit un ocu- 

 laire. On vise un objet placé à une dislance fixe dans l'axe optique de l'in- 

 strument. Puis on fait glisser l'alidade et le tube sur le cercle divisé d'un 

 côté de l'axe optique jusqu'à ce qu'on cesse de voir distinctement l'objet 

 visé. Si l'objet cesse d'être distinctement visible quand le tube s'est incliné 

 de 54° d'un côté de la première direction, il cesserait d'être visible si l'on 

 inclinait le tube de 54° de l'autre côté, — l'angle d'ouverture de l'objectif 

 est donc de 108'', — et le demi-angle == 54. 



Ce procédé, que l'on peut réaliser par bien des instruments dilîérem- 

 ment construits, donne donc la mesure de l'angle des objectifs dans l'air. 

 C'est ce que les Anglais appellent le procédé du quadrant, en raison du 

 quadrant divisé sur lequel on lit les angles. M. Toiles a construit jadis un 

 de ces appareils, le premier à ce que nous croyons; — M. Bausch, de Ro- 

 chester, en a construit un autre, un peu différent comme détails, identique 

 comme principe, instrument que nous avons exposé en 1878, 



Mais si la mesure dans l'air fait question, c'est surtout la mesure dans 

 les milieux autres que l'air, tels que le verre, le baume, etc. Aussi, dès 

 1873, M. Toiles construisait un autre appareil destiné à donner la mesure de 

 l'ouverture dans le baume. 



Une plaque demi-cylindrique de crown-glass, semblable à la pièce ¥ 

 (!'L IV, fig. 3) est placée devant l'objectif monté sur un tube E. Le long de 

 la face convexe, demi-cylindrique, de cette plaque glisse une lame de 

 métal faisant fonction de diaphragme et d'index (comme la pièce b dans la 

 figure 2). Au centre de la tace plane de la plaque de crown, face taillée 

 suivant l'axe du cylindre et faisant face à l'objectif, est collé un couvre- 

 objet avec du baume du Canada. Alors, si l'on monte un objectif à l'extré- 

 mité du tube, devant la face plane de la plaque de crown et que l'on 

 place une flamme, une bougie, par exemple, devant l'autre extrémité du 

 Iwhe, sans oculaire, après avoir déposé une goutte de glycérine entre la 

 lentille frontale de l'objectif et la face plane de la plaque de crown, les 

 rayons lumineux entreront dans le tube, traverseront l'objectif, l'immer- 

 sion, le crown, le baume et iront peindre l'image de la flamme sur la face 

 convexe de la plaque demi-cylindrique. En faisant glisser le diaphragme- 

 index sur cette face on pourra établir la direction des rayons extrêmes qui 

 traversent la plaque. L'angle de ces rayons extrêmes, de chaque côté, angle 

 mesuré sur la plaque elle-même, dont le bord est divisé, donnera l'angle 

 d'ouverture de l'objectif dans le milieu employé. 



On peut encore opérer avec un oculaire. On monte alors un objet, une dia- 

 tomée, par exemple, dans le baume, sous le couvre-objet fixé sur la face 



3 



