JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



93 



breuses demandes que j'ai reçues des raffineurs, brasseurs et autres indus- 

 triels qui ont besoin d'un modèle spécial à ces sortes d'analyses. 



Il s'agit cette fois d'un instrument d'un modèle un peu plus petit que le 

 polarimètre de laboratoire dont vous avez donné la description. Il est 



'^-"•^ i 1 B §-• 



abc d ^ ^ 



Fig. 2. — Polarimètre du D' .T. -G. Hofmann 'modèle industriel). A, corps de l'instrument, 

 chambre noire ; — B, tube contenant le polariseur ; — C, pièce moletèe mouvant le polari- 

 geui ; — D, lunette et analyseur ; — E, oculaire ; — F, bouton molelé mouvant le cercle 

 divisé; — G, loupe pour lire les dirisions ; — H, pièce portant la lame de bichromate ; — 

 J, levier mesurant les mouvements du polariseur. 



o, h, c, d, e, f, coupe schématique de l'insiruuient — a, c, lunette visant les lames de quartz 

 d ; — e. polariseur ; — f. lentille pour rassembler la lumière ,'C'est par erreur que l'analyseur 

 b est placé entre l'oculaire a et l'objectif c de la lunette, il doit êtie placé après l'objectif. 



disposé pour admettre un tube de 220^"', au lieu de 300, et représenté 

 dans la figure 2 qui accompagne cette lettre. 

 Le cercle divisé est un peu , plus petit et, sur ce nouveau modèle, j'ai 



