JOURNAL DE MICROGilAPHIE. 



loupe est beaucoup plus utile qu'un miroir, d'autant plus que rinstrunient 

 est destiné à être employé dans une chambre noire et braqué sur une 

 flamme non éclairante. C'est pourquoi j'ai remplacé le miroir par une loupe 

 G facile à mettre au point et douée d'un léger mouvement de latéralité 

 pour faciliter la recherche des divisions coïncidentes. 



Enfin, pour assurer l'exactitude des observations, il est d'usage de 

 répéter chacune d'elles à quatre positions à 90' et j'ai tenu à ce que celle 



opération restât possible avec mon instrument. Pour cela, il faut faire 

 tourner le cercle, par le bouton F, de 90", puis de 180% et enfin de 270", 

 — et répéter l'observation à chacune de ces positions. La manœuvre du 

 bouton F peut, dans ce cas, paraître un peu longue et fatigante pour l'opé- 

 rateur comme pour l instrument; aussi, pour parer à cet inconvénient, j'ai 

 disposé ce bouton de telle sorte qu'en le tirant sur son axe, il se désem- 

 braye et l'on peut faire tourner rapidement, à la main, le cercle divisé 

 jusque dans le voisinage de la position recherchée. On repousse alors le 

 bouton dans la crémaillère pour obtenir la manœuvre de précision. 



Fig. — Lampe à gaz ili 



