408 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



dantes et constituant à cette lame un support triangulaire ; la lame supé- 

 rieure est appliquée sur la première et ne porte que par ses bords. 



Enfin, le centrage s'obtient à l'aide de trois vis en acier que l'on voit 

 sur la figure. 



L'épaisseur de cette platine est moindre qu'un demi-pouce anglais, 

 (moins de 12 5). C'est probablement la platine mécanique la plus 

 mince qui ait été adaptée à des microscopes de grand modèle. 



On remarquera qu'aucune pièce n'est située à la partie inférieure de 

 la platine, aucune ne se projette en dehors de son bord circulaire; la 

 rotation de la platine peut donc être complète et rien ne vient gêner le 

 rayon lumineux, à quelque obliquité qu'il soit amené par la sous-platine 

 qui tourne autour du point focal comme centre. 



Supposons un microscope de grand modèle américain, tournant autour 

 de l'axe vertical de son pied sur sa plate-forme; lorsque l'instrument est 

 placé horizontalement, l'objet se trouve dans la verticale qui est l'axe 

 même de rotation du pied sur sa plate-forme. Si la lumière est placée 

 dans l'axe optique, on a un éclairage direct et sans miroir, très em- 

 ployé actuellement, et pour obtenir un éclairage oblique, toujours sans 

 miroir, il suffit de faire tourner le microscope sur son pied jusqu'à ce 

 qu'on obtienne l'obliquité désirée. 



Dans ces conditions, la « traverse-lens » hémisphérique de M. Toiles 

 aide beaucoup les effets de la lumière oblique. 



M. Toiles avait déjà employé ce mode d'éclairage il y a longtemps, 

 et lorsqu'il a construit pour la première fois des objectifs à immersion 

 à « angle dans le baume » plus grand que 82^ 



Quant au croquis représenté dans la figure 3, il indique quelques 

 modifications aux dispositions précédentes. 



D'abord, on remarque que les boutons agissant sur les mouvements 

 rectangulaires sont disposés sur le môme axe. Ce mode de construc 

 tion n'est pas nouveau pour M. Toiles, il y a dix ans qu'il l'emploie. 



De plus, il n'y a qu'une seule lame P ayant à elle seule les deux 

 mouvements rectangulaires. Le constructeur a donc fait l'économie 

 d'une lame mobile (G dans les figures précédentes) au profit de Ja min- 

 ceur de la platine. Cette lame P est portée directement sur la lame B 

 à mouvement rotatoire, sur laquelle elle se meut dans les deux sens 

 antéro-postérieur et transversal, en glissant sur des guides qui assu- 

 rent la direction du mouvement en maintenant la solidité de l'ensemble. 



M. Weidiam, de Londres, avait déjà employé un système qui lui 

 ' permettait de supprimer une des deux plaques des mouvements rectan- 

 gulaii'os, mais M. Toiles ne sait pas par quel procédé il y arrivait. 



Mais une disposition qui nous paraît nouvelle est celle du support de 

 la platine qui est creusé et dont les bords s'élèvent au-dessus de la 

 surface supérieure de cette platine, sauf à la partie antérieure où les 

 bords divisés de la plaque B passent devant l'index. A l'aide de cette 



