JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



409 



disposition, la lame B peut opérer une rotation entière, puisqu'aucun 

 organe ne dépasse sa circonférence, et la lame P qui supporte le slide 

 se trouve abaissée jusqu'à constituer presque le fond de la platine ou, 

 au moins, à rapprocher le plus possible l'objet de la face inférieure de 

 cette platine. De cette manière, l'épaisseur de la platine, au point où 

 est l'objet, se trouve réduite à la seule épaisseur des lames P et 

 B, épaisseur qui n'est pas de 3 millimètres, et l'objet peut recevoir des 

 rayons aussi obliques que possible, puisque, d'une part, rien ne gêne 

 l'accès de la lumière sous la platine, et que d'autre part, celle-ci a une 

 épaisseur insignifiante. 



L'emploi de la « traverse lens » hémisphérique est aussi très facile 

 avec cette platine. L'a lame B porte à son centre le pas de vis dans 

 lequel on établit cet appareil. 



Les bords épais du support A de la platine, mais épais au-dessus de 

 la surface de cette platine, c'est-à-dire là où leur épaisseur ne gêne 

 pas, assurent à la construction une extrême solidité, et M. Toiles nous 

 paraît avoir réalisé ainsi, pour la platine « mécanique », le minimum 

 d'épaisseur avec le maximum de solidité. 



D' J. Pelletan. 



INSCRIPTION MICROSCOPIQUE 



DES MOUVEMENTS QUI S'OBSERVENT EN PHYSIOLOGIE. 



Il y a environ vingt ans que j'ai proposé d'inscrire les différents mouvements qui 

 se produisent chez les êtres vivants , au moyen d'un levier d'une légèreté aussi 

 grande que possible , mis à l'abri de toute cause de vibration (1). Depuis cette 

 époque, un nombre considérable de travaux ont été faits à l'aide d'instruments basés 

 sur l'emploi du levier léger : les phénomènes de la circulation du sang, ceux de la 

 respiration, des actions musculaires et nerveuses ont trouvé dans l'emploi de cette 

 méthode des solutions précises. Les auteurs qui l'ont employée se sont le plus 

 souvent chargés eux-mêmes de démontrer la précision des appareils dont ils se 

 sont servis. 



Et pourtant, une objection qui se reproduit de temps en temps est celle-ci : dans 

 les tracés, parfois si compliqués, de certains actes physiologiques , ne doit-on pas 

 admettre que les vibrations propres du levier se soient ajoutées à la courbe réelle 

 du mouvement ? 



Il m'a paru utile de lever cette objection par une nouvelle expérience et de prou- 

 ver la fidélité des instruments que j'emploie en montrant que d'autres instruments, 

 entièrement à l'abri des vibrations du levier, donnent des tracés identiques. 



( I ) Voir pour les précautions employées dans la construction de ces instruments , la 

 Méthode graphique, passim. 

 C. R., 1881, 1" semestre (T. XCII, N« 16). 



