498 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



NOTE SUR LES OBJECTIFS A IMMERSION.HOMOGÈNE. 



FORMULES DE NOUVEAUX LIQUIDES PROPRES A CETTE IMMERSION (1). 



La suggestion de M. Stephenson d'employer pour l'immersion des objectifs, des 

 liquides ayant le même indice de réfraction que le crown , idée qui a été si 

 heureusement mise en pratique, d'abord dans les ateliers de Garl Zeiss, à léna, 

 ensuite par d'autres constructeurs, constitue certainement le plus grand progrès 

 qui a été réalisé en microscopie durant ces dernières années. Personnellement, 

 nous avons pu apprécier, peut-être mieux que personne , l'importance de ces 

 objectifs dits à immersion homogène, car c'est grâce à eux que les milliers de 

 dessins du Synopsis des diatomées de Belgique ont pu être revus et finis dans un temps 

 relativement peu considérable. Quand nous songeons aux ennuis que nous occa- 

 sionnait l'emploi de l'éclairage monochromatique, aux interruptions fréquentes du 

 travail nécessitées par l'absence du soleil, nous ne pouvons assez nous féliciter de 

 cette heureuse trouvaille, qui nous a permis d'avancer de plusieurs années peut-être, 

 la publication de notre travail, dont tous les dessins , tant ceux de M. Grunow que 

 les nôtres ont été faits, ou achevés à l'aide d'objectifs de ce nouveau système. 



On a commencé à construire ces objectifs à monture fixe. Est-ce un bien? Nous 

 l'avons cru primitivement, mais après avoir manié pendant un peu de temps le 

 1/10 homogène à correction de Toiles, nous avons fini par changer d'opinion et 

 nous avons trouvé que la correction rendait de grands services dans certains cas, 

 par exemple, quand on veut appliquer l'objectif à des microscopes dont le tube a 

 une longueur variable, chose quelquefois absolument nécessaire, comme dans le cas 

 oii l'on doit dessiner à un grossissement déterminé, et aussi quand l'indice de 

 réfraction du liquide homogène subit de légères variations par les grandes chaleurs 

 ou les grands froids. M. le professeur Abbé a bien voulu consentir à nous faire 

 construire un 1/12^ et un 1/18^ à correction et nous les préférons beaucoup pour les 

 cas mentionnés ci-dessus, aox objectifs à monture fixe que nous employions aupa- 

 ravant. 



L'emploi des objectifs à immersion homogène n'était pas sans présenter quelques 

 ennuis. L'essence de cèdre , proposée comme le meilleur liquide , a l'inconvénient 

 de dissoudre les vernis qui ne sont pas préservés par une couche de gomme laque, 

 et, en outre, est d'une fluidité désespérante. Elle a la plus grande tendance à 

 quitter le couvre-objet, et le moindre inconvénient, c'est qu'elle aille salir l'étiquette 

 de la préparation, Nous employons généralement un liquide homogène pour 

 unir le condenser à la préparation , or, à deux reprises , il nous a fallu renvoyer 

 à MM. Powell et Lealand les lentilles de leur oil condenser — l'instrument 

 qui nous a toujours donné les meilleurs résultats pour l'étude des diatomées — 

 parce que l'essence avait pénétré entre les lentilles. 



Ces contre-temps nous avaient depuis longtemps suggéré l'idée de rechercher des 

 liquides ne présentant pas les inconvénients que nous venons de mentionner. Nous 

 craignions cependant d'obtenir peu de résultat, car M. le professeur Abbé avait 

 examiné plus de 300 substances sans trouver mieux que l'essence de cèdre. 



M. le professeur Abbé, k qui nous fîmes part de notre projet, nous engagea -vive- 

 ment à le mettre à exécution, et voulut bien mettre son réfractomètre à notre 

 disposition pour exécuter ces recherches qui, commencées, suspendues, et recom- 

 mencées à différentes reprises, ont été à la fin couronnées de succès, car nous 



(1) Bull, de la Société Belge de Mic. 



