- 45 — 



la glace dépolie de la chambre noire; on y parviendra aisément 

 par le moyen suivant qui, bien qu'empirique et approximatif, se 

 trouvera suffisant. A l'aide d'une équerre et d'une règle bien droite 

 on tracera sur la table : 1° deux droites parallèles entre elles ainsi 

 qu'à l'un des grands côtés de la table ; 2° deux autres droites per- 

 pendiculaires aux deux premières et distantes entre elles d'un es- 

 pace suffisant pour que : le front de la chambre noire étant mis à 

 l'alignement sur l'une d'elles et le pied du microscope (en forme de 

 fer à cheval) étant mis à l'alignement sur l'autre, le tube du mi- 

 croscope, incliné jusqu'à l'horizontale, soit peu distant de la 

 chambre noire, ou même pénètre à l'intérieur. Le parallélisme 

 des pians optique et focal sera ainsi obtenu presque exactement. 

 Il restera ensuite à assurer le centrage de l'image, c'est-à-dire à 

 placer la glace dépolie de telle sorte que son centre soit situé sur 

 le prolongement de l'axe optique du microscope. On y parviendra 

 sans peine, 1° en traçant sur le verre dépoli deux diagonales dont 

 le point d'intersection sera aussi le centre de figure de la glace; 

 2° en faisant mouvoir la chambre le long de son alignement, jus- 

 qu'à ce que l'image du soleil transmise par le miroir du micros- 

 cope à un objectif de moyen pouvoir vienne se former sur le 

 centre de la glace, sous forme d'un disque lumineux dont la cir- 

 conférence soit sensiblement équidistante de ce centre; 3° en 

 exhaussant le pied du microscope au moyen de cales. Ces trois 

 précautions prises, les appareils étant ainsi fixés en place au moyen 

 de vis ou de presses, et le cône de drap étant serré sur le tube du 

 microscope, on sera en possession d'un appareil complet. 



Pour le faire fonctionner, il ne restera plus, la préparation étant 

 assujettie sur la platine du microscope, qu'à l'éclairer au moyen 

 du miroir, de manière à ce que son image vienne se dessiner 

 aussi claire et aussi nette que possible sur la glace dépolie. En 

 manœuvrant soit le chariot de la chambre, soit la vis micromé- 

 trique du microscope, on obtiendra la mise au point, après quoi 

 les opérations photographiques suivront leur cours ordinaire. 



Le lecteur voit que c'est là une installation économique et 

 rudimentaire, et il devine aisément que la source éclairante, 

 n'ayant qu'une intensité médiocre, ne pourra suffire à la pro- 

 duction d'images fortement amplifiées, qu'il les veuille obtenir 

 soit en allongeant le tirage de la chambre noire, soit en utilisant 

 des objectifs de quelque puissance (6 Vérick, 7 H. et Prazmowski, 

 D Zeiss et au-dessus). Ces objectifs donnent en effet des ampli- 

 fications variant de 150 à 6o0 diam., suivant l'oculaire employé, 

 et pour la longueur normale du tube du microscope (type conti- 



