— 160 - 



à 2 mètres du sol, et de la partie B, qui se visse à la partie A. La 

 première, en forme de cloche, est munie d'un tube d'aspiration 

 mis en communication avec une trompe; la seconde, en forme 

 de cône, est percée à sa partie supérieure d'une ouverture très 

 fine par laquelle l'air est projeté au centre d'une lamelle mince 

 enduite d'un mélange de glycérine et de glucose. Cette lamelle, 

 maintenue horizontale par un étrier suspendu à une vis de ré- 

 glage, peut s'éloigner ou s'approcher à volonté du sommet du 

 cône. L'air aspiré par la trompe, après avoir traversé l'appareil, 

 est reçu dans un compteur à expériences qui mesure exactement 

 son volume. 



Fig. 2. — Aéroscope à girouette. 



La fig. 2 montre le dessin d'un second aéroscope fonctionnant 

 sous l'action des courants d'air et servant seulement à analyser 

 qualitativement l'atmosphère des régions éloignées des labora- 

 toires de Montsouris, quand il n'est pas possible d'y installerune 

 trompe d'aspiration. De même que les appareils des D rs Maddox 

 et Gunningham, notre nouvel instrument est léger et portatif, 

 mais il fournit dans un même temps cent fois plus de germes. Il 

 a la forme d'une S et, comme l'aéroscope précédent, il se dé- 

 monte en deux parties. L'une, B, liée à une girouette, a son 

 extrémité supérieure évasée constamment opposée au vent; 

 l'autre, A, munie d'un étrier porte-lamelle et d'un diaphragme 

 conique, présente, au contraire, son ouverture inférieure aux 

 courants qui viennent la frapper. Ce système, monté sur un axe 

 vertical, se dirige sous l'action des plus faibles courants. Un ané- 

 momètre de Robinson, placé à côté, sert à mesurer la vitesse du 

 vent pendant l'expérience et à évaluer approximativement le 

 volume d'air qui a traversé l'appareil. Telle est, en peu de mots, 



