— 53 — 



Gomme on le voit, cela se réduit à une question de courbure 

 à donner à la lentille. Le problème n'est donc pas difficile à ré- 

 soudre. Demandez plutôt à Verick; mais demandez-lui aussi, en 

 attendant que vous lui commandiez une reproduction de mon 

 microscope photographique, d'ajouter à votre microscope ordi- 

 naire un perfectionnement que je lui ai fait adapter au mien. 

 En effet, quelle que soit la minceur de la coupe observée, elle est 

 encore assez épaisse pour présenter plusieurs plans, dès qu'on 

 en fouille les détails avec des objectifs de plus en plus puissants. 

 Or, malgré toute l'habileté de l'histologiste à préparer des cou- 

 pes fines, et souvent à cause même des tissus en observation, 

 il est impossible de suivre ces détails sans faire jouer la 

 vis micrométrique Ainsi, vous avez une cellule, une fibre se 

 présentant très-nette dans une partie de son étendue. Mais si 

 vous voulez en suivre les prolongements ou les anastomoses, il 

 vous faut rapprocher ou éloigner l'objectif. Rien de plus facile 

 pour l'observateur qui, par ces mouvements alternatifs, se rend 

 un compte exact de ce qu'il cherche. Mais pour le photographe, 

 il y a une impossibilité matérielle à saisir avec une netteté égale 

 ces diverses parties d'un même tout se présentant à des plans 

 différents; or, c'est indispensable que tout soit au point. 



Eh bien! sans avoir la prétention de pouvoir toujours attein- 

 dre ce but, voici ce que j'ai fait faire par Verick à mon micros- 

 cope. J'ai fait desceller la partie supérieure de la platine, de ma- 

 nière à ce qu'une lame mince de cuivre, taillée en biseau, puisse 

 être poussée dans l'intervalle de séparation à l'aide d'une vis 

 micrométrique à pignon. Grâce à cette disposition, qui peut être 

 répétée sur les trois bords, voici ce que je fais pour photogra- 

 phier et même pour mes démonstrations aux élèves. Je mets au 

 point la partie principale de ma coupe, puis, manœuvrant les vis 

 de ma platine en avant, à droite ou à gauche, j'oblique plus ou 

 moins ma platine, ainsi que ma coupe, de manière à amener sur 

 le même plan les diverses parties jusqu'alors cachées à diverses 

 profondeurs. 



C'est bien simple. Encore fallait-il le trouver? 



Il en est de même de cet autre moyen de photographier, en 

 conservant l'oculaire. Il consiste à adapter au microscope le petit 

 appareil imaginé par M. Ranvier, pour soulever l'oculaire dans 

 le tube du microscope. On a dit, je le sais, que par ce moyen 

 on faisait sauter l'image, mais on a eu tort d'ajouter, car c'est 

 une erreur, que l'image ainsi obtenue à l'oculaire était toujours 

 confuse sur un écran de chambre noire, et, par conséquent, im- 

 possible à photographier utilement. Eh bien! je le répète, c'est 



