— 56 — 



Les lentilles du microscope sont celles de W. Wales et sont 

 fabriquées spécialement pour assembler au foyer les rayons acti- 

 niques. Les objectifs achromatiques de Powell et Lealand, de 

 Londres, m'ont donné d'excellents résultats pour le { de pouce. 

 Quant au -~ de pouce, il dépasse, en pouvoir définissant, tous les 

 objectifs que j'ai eu l'occasion d'employer. 



Voici comment je procède : la lampe électrique étant mise en 

 activité, la table qui soutient le microscope, lequel a été bien 

 mis de niveau, est élevée ou abaissée et placée de telle manière 

 que le centre du condenseur achromatique soit mis en rapport 

 exact avec le centre du pinceau lumineux arrivant de la lampe ; 

 l'objet est placé sur le porte-objet et ajusté avec soin. 



Une cuvette de verre contenant une solution de sulfate de 

 cuivre ammoniacal est fixée juste derrière le condenseur achro- 

 matique ; elle empêche non-seulement l'admission des rayons 

 non actiniques, mais encore atténue la grande chaleur de la lu- 

 mière électrique et modère son action sur l'œil de l'observateur. 



La lumière ainsi produite est très-agréable à l'œil, et je puis 

 travailler quatre à cinq heures sans fatigue ; elle a aussi l'avan- 

 tage que toutes les couleurs de l'objet disparaissent et la prépa- 

 ration apparaît noire sur un fond d'azur, qui ressemble au ciel 

 d'un jour clair; de cette manière l'observateur s'aperçoit tout 

 de suite de l'apparence que prendra l'objet dans la Photographie 

 (dans laquelle les mêmes lignes noires ou teintées seront repro- 

 duites fidèlement sur un champ blanc). On peut arranger ainsi 

 son condenseur achromatique et les autres pièces de l'appareil 

 de manière à obtenir l'effet le plus satisfaisant. 



Toutes les pièces du microscope ayant été arrangées à la sa- 

 tisfaction de l'observateur, l'oculaire est enlevé pour permettre 

 à l'image de tomber sur la plaque de verre dépoli, qui a été 

 placée à la distance nécessaire pour donner le pouvoir amplifiant 

 requis par l'objectif employé. 



L'opérateur ajuste le porte-plaque à la hauteur nécessaire et 

 le place bien perpendiculairement à Taxe optique du microscope, 

 ce qu'il fait facilement en observant si toutes les parties du 

 champ sont également au foyer. 



Il enlève alors la plaque de verre dépoli et termine l'ajuste- 

 ment définitif au moyen d'une loupe. G est alors seulement que 

 Ton insère la plaque sensibilisée ; on laisse agir la lumière et l'o- 

 pération est faite. 



Afin de permettre à l'observateur de régler de loin le foyer de 

 son microscope, l'appareil suivant a été établi. 



Sur la table qui supporte le microscope sont vissés deux sup- 



