IV 



DZIAŁ I. METEOROLOGU A I HIDROGRAEIJA. 



Oryszew: Barometr kontrolujący Fuesa Nr. 232, psychrometr z termometra- 

 mi Nr. 303a i h, termometr maximum-miniraum Sixa. 



Sanniki: Barometr kontrolujący Fuessa Nr. 238 (popr. +0,1), psychrometr 

 z termometrami Nr. 311a i h, termometr maximum-minimum Sixa. 



Warszawa: Barometr kontrolujący normalny Fuessa Nr. 226, psychrometr 

 z termometrami Nr. 137a i &, termometr maximum-minimum Sixa. 



Leśmierz: Barometr kontrolujący Fuessa Nr. 237, psychrometr z termome- 

 trami Nr. 310a i h, termometr maximum-minimum Slxa. 



Lubna: Barometr kontrolujący Fuessa Nr. 241 (popr. + 0,1), psychrometr 

 z termometrami Fuessa Nr. 309a i h, termometr maximum-minimum 

 Slxa. 



Częstocice: Barometr Fuessa Nr. 200, psychrometr z termometrami Fuessa 



Nr. 312a i h, termometr maximum-minimum Sixa. 

 Uladówka: Barometr Fuessa Nr. 236, psychrometr z termometrami 



Nr. 305a i h. 



Sokołówka: Barometr Fuessa Nr. 233, psychrometr z termometrami Fuessa 

 Nr. 324a 1 h, termometr maximum-minimum Sixa. 



Na każdej z tych stacyj, oprócz wymienionych przyrządów, znajduje się 

 chorągiewka Fuessa do oznaczania kierunku wiatru i pluwiometr, w którym po- 

 wierzchnia przyjmująca opad wynosi 500 centymetrów kwadratowych. 



Z wyjątkiem Czehrynia, Lublina i Płońska wszystkie te stacyje są urządzo- 

 ne przy cukrowniach. 



Wymienione powyżej przyrządy pozostawały mniój lub wlęcśj długi prze- 

 ciąg czasu na stacyi meteoi'ologicznój przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 

 w Warszawie '), gdzie były poi'ównywane z narzędziami przyjętemi za normalne. 

 Zero było sprawdzone we wszystkich termometrach. Okazało się, że wszystkie przy- 

 rządy są bardzo dobre: w żadnym barometrze poprawka średnia nie przenosiła 

 0,1 milimetra; dla termometrów poprawka pochodząca ze złego położenia zera wy- 

 nosiła znacznie mniój niż Ojl^ C. Barometry jednak okazują potrzebę poprawek 

 na włoskowatość, przy bardzo ścisłych spostrzeżeniach. 



W barometrze Nr. 232, przeznaczonym do Oryszewa, uznanym w Warsza- 

 wie za nie potrzebujący poprawki, po ustawieniu go na miejscu, okazało się po- 

 wietrze, które dostało się do niego w drodze. Wskutek tego zwrócono go napo- 

 wrót w Marcu na stacyją w Warszawie i tutaj wypompowano pęcherzyk powie- 

 trza sposobem Bogena. Pozbycie się powietrza udało się wyjątkowo pomyślnie; 

 barometr poddawany następnie próbom próżni i przez szereg dni porównywany 

 z barometrem warszawskim, okazał się zupełnie dobrym; poprawka w nim nie do- 

 chodziła 0,1 milimetra, a nawet średnio zaledwie przewyższała 0,05milim. W takim 

 stanie został odesłany powtórnie w d. 18 Kwietnia 1886 r. do Oryszewa, ustawio- 

 ny i, po wypróbowaniu próżni, służy ciągle do tój pory. Z tego powodu w obser- 

 wacyjach Oryszewskich brak w pierwszych miesiącach wysokości barometru. 



1) Z wyjątkiem barometru w Młodzieszynie, który był nabyty w Wiedniu i, po porównaniu z ba- 

 rometrem normalnym w Krakowie, ustawiony na stacyi młodzieszyńskićj. Poprawlia +0,8 mm była 

 dla niego oznaczona przez d-ra Wierzbickiego w Krakowie. Porównanie z naszym barometrem stacyj- 

 nym Fuessa A? 811 pokazało tęż samsł różnicę z barometrem Warszawskim. 



