STACY1 METEOROLOGICZNEJ W PŁOŃSKU 



W GUBERNI! PŁOCKIEJ. 



za rok 1SSI. 

 Przez D-ra JĘDRZEJEWICZA. 



Tablice XI. 1X1. IV i V. 



(szer. gieogr. = 52° 37' 38."8). 



(dług. gieogr. == 20° 30' 58."5 na wschód od Greenwich). 

 (wysokość nad poziom morza = 103. m 95). 



Spostrzeżenia stacyi Płońskiej prowadzone w r. 1881 tym samym sposobem 

 i teiniż narzędziami, co i w latach zeszłych od r. 1875, przy odpowiedniej kontro- 

 li stanu narzędzi. 



Sprawdzenie ścisłe barometru Fort ma z barometrem Obs. "Warszawskiego 

 ostatni raz miało miejsce 26 Września 1879 r. i dlatego w ubiegłym roku przed- 

 sięwziąłem prowizoryczne sprawdzenie zapomocą dobrego aneroidu Berlińskiego. 

 W dniu 25 Grudnia 1881 r. różnica obserwowana w Warszawie po wprowadze- 

 niu odpowiednich redukcyj okazała się : 



bar. Warsz. — aneroid = — 0.74 mim. 

 26 Grudnia w Płońsku przy tychże samych warunkach otrzymałem 



bar. Płoński — aneroid = — 0.76 mim. 



Bóżnicę -\~ 0.02 mim. mniejszą od b)edu odczytania uważałem za dostatecz- 

 ny powód do zaniechania ściślejszego sprawdzania, z trudnością przewożenia po- 

 łączonego, przyjmując, że od Września 1879 r. stan barometru nie podległ zmianie. 



Termograf metaliczny dotychczasowy firmy Hermana i Pfistera okazał się 

 przy dłuższem użyciu niedość dokładnym i w skutek tego notowanie dzienne ma- 

 ximumi minimum nie mogło mieć miejsca do czasu wypróbowania nowo-zapro- 

 wadzonego termografu zwykłego systemu roboty Kapellera. 



Od połowy Grudnia notowanie opadu uskutecznia się deszczomiarem lejo- 

 wym Kapellera, zastępującym dawny uszkodzony wskutek 6-cio letniego użycia. 

 Nowy zawieszony jest w tejże co i poprzedni wysokości 4. m 3 od powierzchni zie- 

 mi, dla jedno staj ności dalszych spostrzeżeń i ścisłego ich porównania z poprze- 

 dniemi. 



Do mierzenia niższych stopni zimna zaprowadzony został nowy ciepłomierz 

 Kapellera wskazujący ! / 5 stopnia i sięgający skalą niżej pod zero. aniżeli termo- 



