— 6 — 



lumière l'examen du plankton recueilli avec le petit filet étroit 

 et j'y suis arrivé d'une façon qui m'a paru très satisfaisante et 

 que j'ai employée pendant toute la campagne de 1905, même 

 pendant des roulis qui auraient fait renoncer à tout autre pro- 

 cédé. Le principe du dispositif que je décrirai en détail plus 

 loin est le suivant : la récolte est enfermée dans une boîte de 

 verre à faces parallèles complètement pleine de liquide, sans la 

 moindre bulle d'air; le plankton se dépose sur la face inférieure 

 de la boîte de verre; on l'examine au moyen d'une loupe hori- 

 zontale terminée par un prisme rectangulaire dont une des 

 petites faces, horizontale, est parallèle à la face inférieure de la 

 boîte de verre et située au-dessous d'elle, de façon à renvoyer 

 dans la loupe l'image des objets déposés sur le fond de la boîte. 

 Celle-ci peut glisser de droite à gauche et de gauche à droite, 

 la loupe à prisme peut glisser d'avant en arrière ou d'arrière en 

 avant; la combinaison de ces deux mouvements permet de 

 parcourir tout le fond de la cuve de verre sans changer la mise 

 au point. Toute l'intallation est portée par un support qu'on 

 peut fixer solidement et peut être placée à la hauteur qui con- 

 vient. 



Dans la figure 2 on voit fixé sur la table l'ensemble de l'ap- 

 pareil sur son support, tandis que la figure 1 le représente en 

 détail. La figure 3 montre l'observateur examinant une récolte. 

 Les vues 1 et 3 gagnent beaucoup à être lues au stéréoscope à 

 main. 



Ceci dit je vais décrire l'appareil en détail avec les mesures 

 adoptées, de façon que chacun puisse le faire exécuter. 



La pièce principale est une boîte rectangulaire formée de 

 glaces à faces parallèles parfaitement transparentes et sans 

 défauts, soudées au four au moyen d'un verre spécial (1). Les 

 dimensions intérieures de cette boîte sont : longueur ioo mm , 

 largeur 45 mm , épaisseur 20™. L'épaisseur des glaces est de 

 3 mm environ. L'ouverture se trouve à une des extrémités de la 

 longueur. 



fi) Ces cuves en glaces sont fabriquées par les Usines de Saint-Gobain 

 suivant le procédé de M. Fabre Domergue. Les petites cuves à bords bruts 

 employés pour l'appareil décrit ici coûtent 2 fr. yb. Demander le prospectus- 

 tarif à la Compagnie de Saint-Gobain, 1, place des Saussaies à Paris. 



