emploie en chimie pour tenir les gros tubes à réfrigérant et qui, 

 fixée par une vis de pression sur un support ordinaire à tige 

 métallique, permet de fixer l'instrument à la hauteur conve- 

 nable, qu'on peut d'ailleurs faire varier à volonté. Une autre 

 pince fixée de la même façon à la tige du support permet de 

 maintenir au-dessus de la cuve, à une hauteur également varia- 

 ble, un écran noir ou blanc, horizontal ou incliné, abritant la 

 cuve des rayons directs du soleil ou servant de fond variable 

 aux objets examinés. 



Ceci dit, il ne nous reste plus qu'à exposer la marche à 

 suivre pour se servir de l'appareil. On vide dans la cuve par le 

 tube de cuivre la récolte du plankton, après avoir agité un peu 

 le flacon, on remplit complètement la cuve en faisant sortir par 

 le tube les dernières bulles d'air au moyen de mouvements 

 appropriés ; on pose la cuve sur sa coulisse en l'amenant à buter 

 d'un côté, à gauche par exemple, on fait glisser le prisme, en 

 arrière par exemple, de façon à voir dans la loupe le bord pos- 

 térieur. Ensuite, tout en regardant dans la loupe mise au point, 

 on fait glisser lentement la cuve à droite vers son autre butoir; 

 à ce moment on a examiné une longue bande du fond de la cuve, 

 bande ayant pour largeur ce qu'on en voit par l'oculaire de la 

 loupe dans la position fixée pour le prisme. On pousse ensuite 

 le prisme vers l'avant, tout en regardant dans la loupe, de façon 

 à s'arrêter quand les objets les plus rapprochés précédemment 

 vont disparaître du champ ; alors laissant le prisme dans cette 

 position, on repousse doucement de droite à gauche la cuve, 

 passant ainsi en revue une nouvelle longue bande de sa face 

 inférieure, etc. On peut ainsi parcourir toute cette face, tous les 

 objets qui reposent sur elle sont également au point ; après une 

 première inspection totale on peut agiter un peu la cuve de façon 

 à changer tous les objets de place et les examiner à nouveau. 



Il va sans dire que ces diverses manipulations longues et 

 fastidieuses à décrire, se font avec la plus grande simplicité et 

 la plus grande facilité. 



Mais l'avantage capital de ce dispositif est de pouvoir exa- 

 miner, sans qu'ils changent de place et sans qu'ils risquent de 

 se renverser, des objets délicats, malgré des mouvements de 



