67 
Bulletin  ph  y si  co  - mathématique 
68 
Substanz  nicht  in  einer  angeblasenen  Kugel , sondern  in 
angelötheten  röhrenartigen  Gelassen  von  dickerem  Glase 
enthalten  ist.  Ja  es  scheint  , dass  bei  einigen  der  uns 
vorliegenden  Beobachtungen  dieser  Einfluss  des  Drucks 
auf  das  Thermometergefäss  aus  den  Resultaten  seihst 
nachzuweisen  sei,  namentlich  ist  dieses  der  Fall  bei  deu 
von  Horner  auf  der  K rusenstern’sclien  Expedition 
angcstellten  Versuchen  der  Art.  Wir  besitzen  von  ihm, 
ausser  mehreren  vereinzelten  Beobachtungen  , drei  Rei- 
hen , wo  an  einem  und  demselben  Orte  die  Temperatur 
in  verschiedenen  Tiefen  bestimmt  winde.  Sie  sind  die 
folgenden , wo 
die  Tiefe 
in  Pariser 
Fussen , 
die  Tem- 
peratur 
aber  in 
Centesimalgraden  angegeben  ist. 
Tiefe. 
Temperat.  Tiefe. 
Temperat. 
Tiefe. 
Temperat. 
180 
21,6 
90 
21,2 
84 
7,0 
540 
18.2 
180 
20,3 
96 
2,5 
G0Ö 
18,0 
378 
18,7 
108 
-0,2 
720 
18,0 
840 
16,6 
126 
— 1,5 
1020 
16,6 
180 
-1,7 
1200 
16.6 
360 
— 1,7 
660 
— 1,7 
680 
1,7 
Bei  allen  drei  Reihen  sieht  man,  dass  die  Temperatur 
in  den  Tiefen  constant  wird  ; wenn  dieses  auch  in  der 
dritten  Reihe  vielleicht  wirklich  der  Fall  war  , da 
die  dort  beobachteten  niedrigen  Temperaturen  einen 
ganz  exceptionellen  Fall  ausmachen  und  von  keinem 
andern  Beobachter  in  dieser  Breite  von  53°  gefunden 
worden  sind , also  auch  nicht  an  ihnen  eontrollirt  wer- 
den können , so  darf  hei  den  beiden  übrigen  Reihen 
dieses  Gleichbleiben  , welches  in  der  ersten  von  600 , 
in  der  zweiten  von  800  Fuss  beginnt,  doch  auf  keinen 
Fall  als  naturgemäss  zugestanden  werden,  da  sämmtliclie 
anderweitige  Beobachter  in  diesen  Tiefen  noch  eine  ent- 
schiedene Abnahme  der  Temperatur  fanden.  Es  ist  hier 
vielmehr  sehr  wahrscheinlich  , dass  die  nicht  sehr  be- 
deutende Abnahme  durch  das  scheinbare  Steigen  des 
Thermometers  in  Folge  des  Drucks  compensirt  wurde. 
Ganz  aus  ähnlichem  Grunde  scheint  mir  auch  das  In- 
strument , welches  Gapitän  Beechey  bei  seinen  zahlrei- 
chen Versuchen  benutzt  hat,  einer  bedeutenden  Zusam- 
mendrückung  unterworfen  gewesen  zu  sein  , denn  sehr 
oft  wird  die  Temperatur  in  grösseren  Tiefen  höher  als 
in  weniger  bedeutenden  desselben  Orts.  Auch  ist  bei 
ihm  die  Temperatur  in  Tiefen  von  mehr  als  3000  Fuss 
nie  unter  5°  in  Breiten  , wo  meine  Beobachtungen  , die 
von  dem  Einfluss  des  Drucks  unabhängig  waren  (vergl. 
Me'm.  de  TAcad.  sc.  math.,  phys.  et  nat.  T.  I.) , da  das 
Thermometer  die  Temperatur  der  heraufgeholten  Wasser- 
masse nach  Aufhebung  des  Druckes  oben  auf  dem  Schiff 
angab,  in  diesen  Tiefen  eine  Temperatur  von  2°  bis  3° 
anzeigten.  Indessen  kommen  bei  Beechey  Unregelmässig- 
keiten vor,  welche  man  nur  aus  einer  Fehlerquelle  her- 
leiten kann , die  in  der  Construction  des  Thermometers 
selbst  zu  suchen  ist.  Bekanntlich  wird  bei  den  Thermo- 
trographen  von  Six  ein  Eisenstift  in  der  Thermometer- 
röhre durch  eine  nach  aussen  drückende  Spiralfeder  in 
jeder  beliebigen  Flöhe  schwebend  erhalten , während 
dieser  Index  beim  Steigen  der  Quecksilbersäule  in  die- 
selbe eintaucht  und  durch  sie  gehoben  wird,  sobald  das 
Gewicht  des  verdrängten  Queksilbers , vereint  mit  der 
Capillaritätswirkung  des:  eiben  zwischen  Eisen  und  Glas- 
röhre , das  Gewicht  des  Stiftes  anfängt  um  mehr  zu 
übertreffen,  als  die  Reibung  der  Stahlfeder  an  der  Glas- 
röhre beträgt.  Nun  kann  diese  Reibung  unmöglich  in 
der  ganzen  Länge  der  Glasröhre  als  gleich  angenom- 
men werden,  und  folglich  wird  der  Stift  an  verschiedenen 
Stellen  der  Röhre  bei  verschiedener  Tiefe  des  Eintau- 
chens ins  Quecksilber  an  fangen  sich  zu  heben  , so  dass 
es  ungewiss  bleibt  , welchen  Tbeil  des  Stifts  man  an- 
sehn müsse  als  denjenigen,  welcher  der  Höhe  des  Queck- 
silbers entspricht;  der  hierdurch  entstandene  Fehler  ist 
kein  constanter,  der  durch  eine  einzige  Vergleichung  des 
Thermometrographen  mit  einem  sonst  richtigen  Thermo- 
meter eliminirt  werden  kann.  Nimmt  man  hierzu  die 
Wirkung , die  der  nur  durch  Reibung  schwebend  er- 
haltene Index  bei  jedem  stossweisen  Heraufziehen  des 
Seiles  erleiden  muss  , so  sieht  man  wohl  ein  , dass  bei 
manchen  Instrumenten  der  Art  bedeutende  Unrichtigkei- 
ten Vorkommen  können.  Dennoch  sind  solche  Thermo- 
metrographen von  sehr  grossem  Nutzen  und  der  Zweck 
der  vorhergehenden  Bemerkungen  ist  keineswegs , ih- 
ren Gebrauch  zu  verdächtigen  , sondern  ich  wünschte 
durch  dieselben  künftige  Beobachter  dazu  zu  veranlas- 
sen, ihre  Instrumente  der  Art  vor  dem  Gebrauch  ei- 
ner sorgfältigen  Prüfung  zu  unterwerfen  und  namentlich 
den  Einfluss  des  Druckes  auf  dieselben  zu  ermitteln;  es 
ist  dieses  ja  ohnehin  die  Pflicht  des  gewissenhaften  Be- 
obachters, er  mag  sich  noch  so  vollkommen  construirter 
Instrumente  bedienen. 
Wenn  ich  nach  dem  Obigen  glaube,  dass  die  Beob- 
achtungen mit  dem  Thermometrographen,  besonders  in 
grösseren  Tiefen , mehrentheils  einer  nicht  unbedeuten- 
den Correction  bedürfen,  so  können  dieselben  doch  im- 
mer mit  grossem  Nutzen  gebraucht  werden,  wenn  es 
Resultate  gilt , die  durch  vergleichende  Beobachtungen 
in  denselben  Tiefen  erhallen  werden.  Wenn  es , z.  B. 
die  Frage  gilt , ob  die  Temperatur  in  grösseren  Tiefen 
