87 
Bulletin  physico- mathématique 
88 
sich  nicht  in  der  Mitle  des  Kastens , sondern  auf  nur 
etwa  drei  Viertel  Zoll  vom  Boden  ab , weil  es  mir  vor- 
kam , als  müsse  die  Dicke  der  Flüssigkeitsschicht,  wenn 
auch  nur  von  einer  Seite,  bei  diesem  Versuche  von  Be- 
lang sein. 
22. 
Bei  den  Beobachtungen  seihst  bediente  ich  mich  mei- 
ner höchst  empfindlichen  Sinusbussole , an  welcher  ich 
durch  Microscope  Abweichungen  von  15''  bis  30  noch 
mit  Bequemlichkeit  wahrnehmen  kann , und  der  von 
K irchhoff  im  64sten  Bande  der  Poggendorff’schen 
Annalen,  p.  513,  beschriebenen  Methode,  wonach  die 
Beobachtungen  immer  in  der  vortheilhaftesten  Lage  der 
Nadel  , im  magnetischen  Meridiane  nämlich  , angestellt 
werden  können.  Diese  Methode,  die  mir  von  Hrn. 
Poggendorff  besonders  empfohlen  worden  ist,  hat  vor 
der  von  Wheatstone  angegebenen,  den  Vorzug  ei- 
ner beinahe  unbegrenzten  Empfindlichkeit , indem  die 
zu  messenden  Widerstände  mit  jedem  beliebigen  Fac- 
tor multiplicirt  werden  können.  Sind  nämlich  bei  der 
im  Diagramm  gezeichneten  Drath Verbindung  die  Wi" 
d erstände  der  Dräthe  ab , bc , cd  und  da , so  regu- 
lirt , dass  ab  . cd  ZZ  bc  ad,  so  wird  die  Nadel  des 
in  bd  eingeschalteten  Multiplicators  keine  Abweichung 
erfahren.  Ist  nun  der  zu  messende  Widerstand  y , 
in  bc,  und  das  Agometer  mit  den  Windungen  x 
in  ab  eingeschaltet , so  hat  man  — x.  Bei  dei 
von  mir  getroffenen  Einrichtung  beträgt  nach  einer  an- 
gestellten  Messung  ~ ~ 9,6  in  runden  Zahlen,  so  das8 
also  jede  Veränderung  von  y sich  am  Agometer  beinahe 
verzehnfacht. 
Nachdem  nun  der  oben  erwähnte,  im  Holzkasten  aus- 
gespannte Neusilberdrath  bei  y eingeschaltet  und  das 
Agometer  x so  weit  gedreht  worden,  bis  die  Nadel  sich 
genau  wieder  einslellte , wurde  während  der  Beobach- 
tung selbst , von  meinem  Gehülfen  eine  völlig  saturirte 
Kupfervitriollösung  in  den  Kasten  gegossen.  Die  Nadel 
erfuhr  sogleich  eine  Ablenkung  von  etwa  Minute,  und 
das  Agometer  musste  von  seinem  frühem  Stande  14,209 
auf  14,143  zurückgedreht  werden,  um  das  Gleichgewicht 
wiederherzustellen.  Es  hat  also  allerdings  hier , durch 
Hinzugiessen  der  Flüssigkeit,  eine  Veränderung  des  Lei- 
tungswiderstandes Statt  gefunden.  Spätere  V ersuche  in- 
dessen machen  mich  geneigt,  obige  geringe  Abweichung 
der  Nadel , nur  als  zufällig  zu  betrachten  und  vielleicht 
dem  Umstande  zuzuschreiben , dass  die  Kupfervit*  iollö- 
sung , die  in  der  Kälte  gestanden  hatte , eine  niedrigere 
Temperatur  als  der  Drath  besessen  und  so  dessen  Wi- 
derstand vermindert  hatte.  Da  nun  aber  die  obige  Ab- 
weichung ganz  im  Sinne  der  Theorie  gewesen , so  war 
keine  V eranlassung  vorhanden  , es  abzuwarten  , ob  sich 
das  Gleichgewicht  nicht  vielleicht  ganz  von  selbst,  ohne 
Zurückdrehen  des  Agometers,  wieder  hergestellt  hätte. 
24. 
Nach  Beendigung  dieser  Messung,  wurde  der  in  Kupfer- 
vitriollösung ausgespannte  Neusilberdrath  mit  einem  kräf- 
tig geladenen  , etwa  drei  Viertel  Quadratfuss  darbieten- 
den Gro  ve  sehen  Elemente  verbunden.  Nach  einer  etwa 
halbstündigen  Wirkung  wurde  die  Flüssigkeit  abgegos- 
sen und  der  Drath  an  dem  mit  dem  Zink  verbundenen 
Ende  durch  einen  Kupferüberzug  stark  geröthet , das 
mit  dem  Platin  verbundene  Ende  aber  stark  geschwärzt 
befunden.  Die  Flüssigkeit  wurde  wieder  hinzugegossen , 
aber  nach  etwa  drittehalb  Stunden  unterbrach  sich  der 
Versuch,  indem  das  Plalinende  des  Drathes  dicht  an  der 
Wand  des  Kastens  durchgefressen  worden  war.  Das 
Zinkende  fand  man  mit  einem  Kupferüberzuge  bedeckt , 
der  an  der  Wand  des  Kastens  am  stärksten  war,  und 
sich  über  die  Mitte  des  Drathes  hinaus  bis  ins  Unmerk- 
liche verlief.  Eine  scharf  abgeschniltene  Grenze  zwischen 
der  Oxydation  und  Beduction  hatte  nicht  Statt  gefunden; 
eine  kurze  Strecke  des  Drathes  war  ganz  blank  geblie- 
ben. Es  geht  also  aus  diesem  Versuche  hervor,  dass  al- 
lerdings ein  Theil  des  Stromes  durch  die  Flüssigkeit 
hindurch  und  von  einem  Theile  des  Drathes  zum  an- 
dern gegangen  war.  An  den  Extremen  desselben  war 
offenbar  die  Wirkung  am  stärksten  gewesen. 
25. 
In  der  Absicht,  das  Zerfressen  des  Drathes  zu  vermei- 
den und  so  eine  dickere  redueirte  Kupferschicht  zu  er- 
halten , an  der  man  das  allmälige  Verlaufen  der  Dicke 
besser  wahrnehmen,  ja  vielleicht  messen  könne,  wieder- 
holte ich  den  im  vorigen  Artikel  beschriebenen  V ersuch 
ganz  auf  dieselbe  Weise  mit  einem  Platindrathe,  dessen 
Dicke  der  No.  24  des  Drathmaasses  entsprach.  Nachdem 
dieser  Drath  bei  y eingeschaltet  und  mit  dem  Agometer 
x äquilibrirt  worden  war,  ergab  sich  durch  Eingiessen 
der  Kupfervitriollösung  eine  solche  Ablenkung,  dass  das 
