267 
Bulletin  physico-mathématique 
268 
GORRSSPOITDAN’SS. 
4.  Sur  l’emploi  pratique  du  voltamètre 
actif.  Lettre  à M.  LENZ,  membre  de 
l’Académie  Impériale  des  sciences  de  St.-Pé- 
tersbourg,  par  M.  GUSTAVE  CRUSELL. 
(Lu  le  12  juin  1846). 
Monsieur , 
Encourage'  par  l’attention  que  vous  avez  daigné  prê- 
ter de  temps  à autre  à mes  essais  physico-the'rapeutiques, 
je  prends  la  liberté'  de  vous  adresser  le  suivant  mémoire, 
que  je  vous  prie  de  vouloir  bien  communiquer  à l’A- 
cadémie Impériale  des  sciences. 
Dans  les  premières  années  de  mon  séjour  à St.-Pélers- 
bourg , qui  ont  été  consacrées  entièrement  à l’examen 
expérimental  des  avantages  thérapeutiques  de  la  force 
électrolytique , j’ai  fait  usage  le  plus  souvent  de  faibles 
courants.  Pour  constater  l’existence  de  ces  courants  mi- 
nimes et  pour  en  comparer  approximativement  la  force, 
j’ai  employé  au  commencement  le  multiplicateur  électro- 
magnétique de  Schweigger,  puis  celui  de  Nobili  et 
enfin  celui  de  Nervander.  J’acquis  bientôt  l’expé- 
rience que  le  multiplicateur  intercalé  dans  la  chaîne , à 
cause  de  l’extra -courant  (Faraday,  Dove)  qui  existe 
au  moment  de  la  fermeture  et  celui  de  l’ouverture  de 
la  chaîne , augmente  les  secousses  que  ressent  le  malade 
intercalé  aux  dits  moments  ; je  tâchai  de  remédier  à cet 
inconvénient  en  joignant  les  deux  bouts  du  fil -multipli- 
cateur par  un  corps  métallique , que  j’ôtai  immédiate- 
ment après  la  fermeture  de  la  chaîne  et  que  je  remis 
immédiatement  avant  l’ouverture.  En  1843,  je  construisis 
au  moyen  de  la  division  un  système  d’aimants  telle- 
ment astatique , qu’une  boussole  avec  un  fil  rectiligne 
et  court , dans  laquelle  j’avais  pendu  ce  système  , mon- 
tra la  sensibilité  nécessaire  pour  pouvoir  se  passer  du 
long  fil  multiplicateur  augmentant  les  secousses  (Bullet, 
physico-mathém-  de  l’Acad.  Imp.  des  sciences  de  St.-Pé- 
tersbourg , Tome  IL  p.  204).  Pour  éviter  l’oxydation, 
nuisible,  comme  je  croyais,  à la  durée  de  l’astaticité  du 
système , j’ai  doré  par  la  galvanoplastie  les  aimants  du 
dit  système  (Bull,  phys-math.  T.  II.  p.  288). 
Bientôt  après , en  commençant  une  série  d’essais  avec 
des  courants  plus  forts , je  sentis  la  nécessité  d’un  appa- 
reil qui  donnât  la  mesure  absolue  du  courant.  De  cette 
manière  je  revins  à la  décomposition  de  l’eau , surtout 
parce  que  les  instruments  électromagnétiques  ne  donnent 
que  très  difficilement  et  par  de  grands  détours  la  me- 
sure absolue  des  courants  galvaniques.  (Voir  mon  ou- 
vrage : lieber  den  Galranismus  als  chemisches  Heilmit- 
tel. Dritter  Zusatz.  St.  Petersburg  1843  ; p.  154.) 
L’année  passée  j’ai  eu  l’honneur  de  vous  présenter  les 
appareils  dont  je  me  sers  dans  mes  cures  électrolytiques. 
La  durée  de  l’action  éleclrolytique  y est  réglée  par  un 
voltamètre  qui  n’est  autre  chose  qu’un  élément  zinc- 
platine  efficace , et  qui  sert  à mesurer  la  quantité  d’hy- 
drogène dégagé  (Bull.  phys.  math.  T.  IV.  p.  304).  La 
construction  du  dit  voltamètre -actif  est  réprésentée  dans 
la  figure  suivante. 
Voltamètre-actif. 
I — instrument  pour  l’emplissage  du  tube.  G ~ gomme 
élastique,  p — platine.  Z ~ zinc. 
Quand  on  réunit  par  un  fil  métallique  les  deux  mé- 
taux de  ce  voltamètre- actif , le  développement  de  l’hy- 
drogène commence  à l’instant,  ce  qui  a lieu  encore  plus 
vite  quand  un  élément  plus  fort  que  celui  du  volta- 
mètre - actif  est  intercalé  entre  ses  electromoteurs  et 
