27 
Bulletin  physico  - mathématique 
28 
zu  empfehlen,  statt  eines  dickem  Drathes  mehrere  dün- 
nere zu  nehmen,  weil  diese  geschmeidiger  sind,  und 
weil  bei  ihnen  der  Bruch  eines  derselben,  keinen  Nach- 
theil herbeiführt,  indem  sie  ausserdem  ihrer  ganzen  Länge 
nach,  mit  einander  in  metallischer  Berührung  stehen. 
75. 
Zum  Messen  der  Leitungswiderstände  bediente  ich 
mich  eines  grossen  Agometers  von  ähnlicher  Construction 
wie  ich  dieselbe  im  10.  Bande  des  Bulletin  scientifique 
beschrieben  habe.  Die  marmorne  Rolle  desselben  war 
9 lang,  halte  4l/6  im  Durchmesser  und  war  mit  200 
Windungen  eines  etwa  0^025  dicken  Neusilberdralhes 
bedeckt.  Die  Länge  der  einzelnen  Windung , welche 
als  Einheit  diente,  betrug  also  ungefähr  13^188. 
Kleiner  seitdem  an  diesem  Instrumente  von  mir  ge- 
machter Verbesserungen,  will  ich  bei  dieser  Gelegen- 
heit erwähnen.  Sie  hatten  besonders  zum  Zwecke  eine 
bessere  Verbindung  der  kleinen  Rollen  mit  dem  übrigen 
Systeme  dadurch  herzustellen,  dass  an  letzterm  kleine 
Federn  befestigt  wurden,  welche  auf  den  Axen  der  Rol- 
len schleiften,  so  dass  der  Durchgang  des  Stromes,  auch 
auf  diesem  Wege  geschah  und  nicht  wie  bisher  durch 
die  dünnen  Zapfen  und  Zapfenlager  allein.  Das  Messen  mit 
dem  Agometer  hat  seine  Schwierigkeiten , besonders  wenn 
von  der  Bestimmung  kleinerer  Leitungswiderstände  die 
Rede  ist.  Da  nämlich  die  Rolle  den  Drath  nur  in  einem  bei- 
nahe mathematischen  Punkte  beiührt,  so  entsteht  hierdurch 
eine  kleine  veränderliche  Fehlerquelle,  welche  durch  die 
mindesten  Unebenheiten  im  Drathe,  oder  den  leisesten 
Hauch  von  Unreinigkeiten  afticirt  wird.  Deshalb  isL  es  be- 
sonders noting,  das  Agometer  vor  Staub  und  Unreinigkeiten 
sorgfältig  zu  bewahren  und  vor  jeder  Beobachtungsreihe, 
oder  auch  während  derselben,  von  Zeit  zu  Zeit,  nicht 
nur  den  Drath,  sondern  auch  die  Kehle  der  Rolle  sorg- 
fältig zu  putzen.  Ich  bediente  mich  hierzu  früher  des 
sogenannten  Wiener  Kalks,  ziehe  aber  die  mir  von  Herrn 
Poggendorf  zu  diesem  Zwecke  empfohlene  Zinnasche 
vor.  Da  ich  häufig  bemerkte,  dass  ein  vorbeifahrender 
Wagen  oder  andere  zufällige  Erschütterungen  des  In- 
struments, schon  eine  geringe  Veränderung  im  Leitungs- 
widerstande hervorbrachten,  so  traf  ich  später  die  Ein- 
richtung, dass  die  Rollen  nicht  durch  ein  Gewicht  gegen 
den  Drath  gepresst  wurden,  sondern  durch  starke,  ver- 
stellbare Federn.  In  der  Thal  ist  dadurch  einige  Sicherheit 
mehr  erlangt  worden.  Werden  grössere  Widerstände  ge- 
messen, bei  denen  man  sich  mit  einer  gewissen  procen- 
tischen  Genauigkeit  begnügen  kann,  so  ist  diese  Fehler- 
quelle natürlich  nur  von  geringem  Einflüsse. 
76. 
Eine  andere  Fehlerquelle  entsteht  aus  den  in  der 
Kette  befindlichen  Klemmschrauben,  welche  die  Drälhe 
der  verschiedenen  Systeme  mit  einander  verknüpfen. 
Diese  Schrauben  , wie  man  sie  gewöhnlich  construirt, 
scheinen  mit  der  Zeit  und  durch  zufällige  Erschütterun- 
gen locker  zu  werden , und  müssen  hin  und  wieder 
nachgezogen  werden.  Ich  habe,  seitdem  ich  dieser  Feh- 
lerquelle inne  wurde,  das  von  mir  bisher  gebrauchte 
System  von  Verbindungsschrauben  überall  geändert  und 
mit  gutem  Erfolge  solche  angew  endet,  welche  grössere 
Flächen  der  Dräthe  mit  einander  in  Verbindung  brin- 
gen. Die  von  Herrn  Poggenclorff  bei  seinem  Wider- 
standsmesser angewandten  Klemmschrauben  , erfüllen 
zwar  diesen  Zweck  vollkommen,  sie  sind  aber  etwas  un- 
bequem im  Gebrauche  und  kostspielig. 
77. 
Bei  meinem  Agometer  kann  man  die  geometrische 
Länge  des,  dem  zu  messenden  Widerstande  aequivalen- 
len  Neusilberdralhes  bis  auf  ^ooo  e'ner  Umdrehung  oder 
bis  auf  etwa  0,006  genau  messen.  Eine  solche  Ge- 
nauigkeit bleibt  aber  so  lange  illusorisch,  als  noch  an- 
dere Fehlerquellen  von  grösserem  Einflüsse  vorhanden 
sind. 
Hierzu  ist  unter  andern  die,  allen  derartigen  Wider- 
standsmessern gemeinschaftliche  Ungleichförmigkeit  des 
Agometerdralhes  zu  rechnen.  Es  ist  bekannt,  dass  sel- 
ten zwei  Drathstücke  von  einiger  Länge  gefunden  wer- 
den , die  bei  vollkommen  gleichen  Dimensionen  auch 
einen  gleichen  Leitungsw'idersland  besässen,  ja  oft  sind 
die  Differenzen  sehr  beträchtlich.  Aus  diesem  Grunde 
darf  man  nun  keines  weges  die  Werthe  der  einzelnen 
Windungen  ohne  weiteres,  als  gleich  ansehn,  vielmehr 
ist  es  noting,  sobald  man  auf  Genauigkeit  der  Messungen 
Ansprüche  macht,  eine  Prüfung  der  einzelnen  Windungen 
vorzunehmen.  Eine  Methode,  nach  welcher  dieses  ge- 
schehen kann,  habe  ich  in  einem  frühem  Aufsatze  ( Bul- 
letin scientifique  T.  X Nr.  18)  angedeutet,  indessen  jetzt 
ein  anderes  Verfahren  bei  dieser  Prüfung  beobachtet 
Ich  befinde  mich  nämlich  im  Besitze  zweier  Agome- 
ter, des  oben  erwähnten  grossen,  mit  Neusilberdrath 
bezogenen,  und  eines  kleineren  a.  a.  O.  beschriebenen, 
das  aus  Platindrath  und  einer  Platinrolle  besteht.  Diese 
beiden  Agometer,  welche  ich  mit  A und  B bezeichnen 
will,  wurden  in  die  Paralleldräthe  einer  später  zu  be- 
schreibenden Dift’erentialbussole  eingeschaltet  Ein  drit- 
tes kleineres  Agometer,  das  nur  einige  Windungen  hatte 
! und  nur  roh  construirt  war,  diente  dazu  die  Parallel- 
1 
i 
I1 
■j 
I) 
jl 
