29 
de  l’Académie  de  Saint-Petersbourg. 
30 
dräthe  der  Bussole  so  zu  reguliren,  dass  bei  dem  Stande 
0 der  Agometer,  die  Nadel  der  Bussole  sich  genau  im  magne- 
tischen Meridiane  befand.  Die  Windungen  der  beiden  Ago- 
meter wurden  nun  auf  folgende  Weise  mit  einem  Normal- 
drathe  aus  Kupfer  verglichen,  der  beiläufig  60'  lang  und 
9^0643  dick  war,  und  der  als  willkührliche  Einheit  diente, 
[n  Fig.  2,  welche  das  Schema  dieser  Operation  darstellt, 
st  M der  mit  einem  Doppeldrathe  bewickelte  Multiplica- 
or,  dessen  ungleich  liegende  Enden,  einerseits  mit  dem 
>ole  Z der  Batterie , anderseits  mit  dem  Agometer  A 
und  B verbunden  sind  5 C ist  das  kleinere  oben  er- 
mähnte Agometer.  D ist  der  Normaldrath , der  an  den 
hiecksilbergefässen  a und  b angeschraubt  ist,  c und  d 
:nd  zwei  andere  Quecksilbergefässe , welche  respective 
lit  A.  und  B verbunden  sind  und  mit  der  Linie  a b 
vei  gleichschenklichte  Dreiecke  a c b und  a db  bilden, 
uerst  werden  c b und  d b verbunden  und  C so  lange 
idrebt  bis  die  Nadel  auf  0 kommt.  Verbindet  man  nun 
c,  so  wird  das  System  1 zu  welchem  A gehört  um  den 
ormaldrath  D verlängert,  und  B muss  so  lange  z.  B.  bis  x 
dreht  werden,  bis  die  Aequivalenz  wieder  hergestellt  ist. 
tzt  wird  c b wieder  verbunden  ac  aber  gelöst  und  A bis 
gedreht,  so  dass  I ~ x —j.  Durch  ähnliche  Operatio- 
I n erhält  man  die  Windungszahlen  auf  den  Agometern 
. und  A,  welche  der  doppelten  dreifachen  u.  s.  w.  Länge 
( 5 Normaldrathes  entsprechen.  Auf  diese  W eise  habe  ich 
1 hufs  der  Anfertigung  einer  Correctionstabelle,  alle  ein- 
z nen  Windungen  beider  Agometer  mit  vieler  Mühe 
r ersucht,  und  die  Beobachtungen,  wo  sie  nur  einiger- 
n ;sen  zweifelhaft  waren,  wiederholt  und  daraus  die 
Ä tel  genommen.  Bei  dieser  Arbeit,  die  ich  noch  kei- 
n weges  für  abgeschlossen  halte,  und  die  ich  später  mit 
n h bessern  Hülfsmitteln  zu  wiederholen  gedenke,  haben 
si  mir  die  meisten  der  oben  erwähnten  Fehlerquellen 
u;  noch  einige  andere  sonderbare  Umstände  offenbart, 
eben  ich  in  der  Folge  eine  besondere  Untersuchung  zu- 
g€  icht  habe.  Zugleich  hat  es  sich  denn  auch  gezeigt  dass 
da  genaue  Messen  der  Leitungswiderstände,  eine  von  gros- 
se! technischen  Schwierigkeiten  umgebene  Operation  ist, 
ah  îan  auf  den  ersten  Anblick  vermuthen  sollte.  Die  Ein- 
flü  e der  Temperatur  und  der  unzweifelhaft  statt  finden- 
de thermoeleetrisrhen  Wirkungen,  werden  erst  dann  her- 
0:  eten  können,  wenn  die  zufälligen  E’ehlerquellen  ver- 
nir iert  oder  völlig  beseitigt  sind.  Die  folgende  Tabelle 
ist  n Auszug  aus  meiner  grossem,  indem  ich  darin  nur 
lit  Windungswerlhe  von  1 bis  10  und  weiter  von  10 
zu  9 Einheiten  angegeben  habe. 
O O 
Tab.  I. 
Ein- 
heiten 
Neusilber- 
Agometer 
Platin- 
Agometer 
Einheiten 
Neusilbe  r- 
Agometer 
I 
0,768 
1,793 
80 
67,405 
2 
1,599 
3,623 
90 
76 
3 
2,407 
5,453 
100 
84,576 
4 
3,269 
7,287 
110 
93,002 
5 
4,103 
9,123 
120 
101,640 
6 
4,947 
10,961 
130 
110,280 
7 
5,789 
12,797 
140 
118,880 
8 
6,640 
14,640 
150 
127,490 
9 
7,482 
16,487 
160 
136,167 
10 
8,311 
18,294 
170 
144,820 
20 
16,726 
36,628 
180 
153,464 
30 
25,201 
54,899 
190 
162,010 
40 
33,590 
73,302 
200 
170,711 
50 
41,931 
91,836 
210 
179,237 
60 
50,374 
110,402 
220 
187,800 
70 
58,735 
225 
192,083 
Dieser  Auszug  erhält  dadurch  ein  allgemeineres  In- 
teresse, dass  er  gewissermassen  auf  die  Nothwendigkeit 
aufmerksam  macht  jedenfalls  eine  ähnliche  Prüfung  vor- 
nehmen zu  müssen,  bevor  man  seinem  Instrumente  das 
Zutrauen  schenkt,  zu  dem  es  die  Sorgfalt  berechtigt,  wel- 
che auf  seine  Construction  verwendet  worden  ist.  Ein, 
mit  grösseren  Drathlängen  versehenes  Agometer,  bei  dem, 
bei  genauen  Beobachtungen  sich  alle  Windungen  als 
gleichwerthig  erweisen  würden,  müsste  für  eine  grosse 
Seltenheit  gehalten  werden. 
78. 
In  Fig.  3 ist  das  Instrument  in  der  Hälfte  der  natür- 
lichen Grösse  abgebildet,  dessen  ich  mich  bei  der  Messung 
der  Leitungswiderstände  bediente.  ABCD  ist  ein  höl- 
zerner 4 Zoll  breiter  Kasten  mit  Glaswänden,  und  in 
Rahmen  gefasstem  Glasdeckel.  Letzterer  ist  der  Queere 
nach  in  zwei  Hälften  getheilt  und  durch  die  kleinen 
Haken  a a an  dem  Kasten  so  befestigt , dass  er  leicht 
abgenommen  werden  kann.  E F G H ist  ein  starker 
messingener  Bügel,  auf  dessen  Grundplatte  der  obige 
Kasten  angeschraubt  ist,  und  der  oben  eine  zum  Auf- 
hängen der  Nadel  bestimmte  Vorrichtung  I K und  das 
Glasrohr  L M trägt.  Dieses  ist  mit  der  verschiebbaren 
und  federnden  Hülse  M versehen,  an  welcher  unten  ein 
Plättchen  b b befestigt  ist , welches  die  im  Deckel  des 
Kastens  befindliche  Oeffnung  schliesst.  Die  Vorrichtung 
I H ist  mit  einem  abgedrehten  Zapfen  in  den  Bügel  ein- 
gelassen und  dient  zugleich  als  Torsionskreis,  zu  wel- 
chem Zwecke  die  Scheibe  cc  eine  Einlheilun<r  hat.  Der 
Ö 
