31 
Bulletin  physico-mathématique 
32 
Multiplicatorrahmen  der  bei  d d sichtbar  ist,  besteht  aus 
einem  starken  kupfernen  \x/^'  breiten  viereckigen  Bügel, 
der  etwas  kürzer  als  der  Kasten  und  auf  dessen  Boden 
aufgeschraubt  ist.  Der  Multiplicator  besteht  nur  aus  zwei 
Windungen  eines  doppelten,  sorgfältig  mit  Seide  be- 
sponnenen  und  zusammengewickelten  Kupferdrathes  von 
der  Stärke  Nr.  18  der  gewöhnlichen  Drathmaasse.  Die 
"Windungen  liegen  genau  in  der  Mitte  des  .Rahmens, 
gehen  durch  die  durchbohrte  Axe  des  Instruments,  und 
sind  an  den  3 Stellen  wo  der  Faden  und  die  Microscope 
durchgehen,  kreisförmig  auseinander  gebogen.  Die  Dräthe 
sind  natürlich  angemessen  verlängert,  und  nicht  straff 
angespannt,  um  die  Drehung  des  Multiplicators  nicht  zu 
behindern.  P Q ist  ein  auf  dem  Dreifusse  des  Instru- 
ments befestigter  und  in  1/3°  eingetheilter  Kreis,  auf 
welchem  vermittelst  zweier  Nonien  die  durch  das  Stück 
PS  mit  der  in  der  Hülse  NO  laufenden  Axe  des  In- 
struments verbunden  sind,  die  Winkel  bis  auf  20  genau 
gemessen  werden  können.  In  der  Zeichnung  ist  einer 
der  Nonien  bei  F und  eine  der  zum  Ablesen  bestimm- 
ten und  mit  Blendung  versehenen  Lupen  bei  V sicht- 
bar. Die  grobem  Drehungen  des  Instruments  um  seine 
Axe , so  wie  die  feinem  Micrometerbewegungen  gesche- 
hen auf  der  bei  Theodoliten  gebräuchlichen  Weise. 
Die  Nadel  X Y deren  Dimensionen  aus  der  Zeichnung 
ersichtlich  sind,  ist  cylinderförmig  und  aus  einem  Stücke 
wootzähnlichen  Stahle  gearbeitet,  welches  ich  der  Ge- 
fälligkeit des  Herrn  General  von  Anossoff  verdanke. 
Zu  Magnetnadeln  ist  dieser  Stahl,  der  leider  nicht  in  gros- 
sem Massen  erhalten  werden  kann,  unübertrefflich,  weil 
er  einen  ungemein  starken  Magnetismus  nicht  nur  beim 
Streichen  annimmt,  sondern  auch  lange  Zeit  conservirt. 
Die  Nadel  trägt  bei  Z Z zwei  kleine  Bleche,  auf  welchen 
sich  2 fein  eingetheilte  Scalen  befinden,  welche  durch  2 
vortreffliche  Microscope  A'  ß'  von  14- — lGfacher  Vergrös- 
serune  observirt  werden  können.  Die  lineare  Grösse  der 
Eintheilungen  ist  0,005  und  der  Winkelwerth  derselben 
beträgt  ungefähr  4'.  Da  sich  nun  vermittelst  der  Mi- 
croscope der  20ste  Theil  eines  Tbeilstriches  noch  be- 
quem schätzen,  die  Coucidenz  der  Fadenkreuze  mit  den 
Theilstriclien  sich  aber  noch  viel  genauer  bewerkstel- 
ligen lässt,  so  kann  man  annehmen  , dass  dieses  Instru- 
ment für  die  Beobachtung  des  Standes  der  Nadel  eine 
Sicherheit  von  G bis  8 Secunden  gewährt.  Da  mein 
Arbeilslocal  leider  keine  Aufstellung  von  Spiegelap- 
paraten  gestattet,  so  musste  ich  mich  schon  mit  einer 
solchen  Genauigkeit  begnügen.  Erwähnen  will  ich,  dass 
eins  der  Microscope,  B,  eine  Micrometereinrichtung  hat, 
wodurch  man  im  Stande  ist,  auch  ohne  Drehung  des 
Instruments,  das  Fadenkreuz  auf  einen  bestimmten  Theil- 
strich  der  Scale  einzustellen.  Die  Nadel  trägt  eben  so 
wie  meine  Tangentenbussole  einen  Platinaschwimmer  C\ 
der  in  ein  mit  Oel  gefülltes  stark  galvanisch  vergoldetes 
Kupfergefäss  1)'  taucht.  Der  Zweck  dieses  Schwimmers 
ist  bekanntlich  eine  schnelle  Abnahme  der  Scbwingungs- 
amplitüdeu  zu  bewirken  und  dadurch  die  Beobachtungen 
zu  erleichtern.  Sind  die  Dimensionen  desselben  nach 
der  Schwere  der  Nadel  abgepasst,  und  bat  man  sich  ge- 
hütet das  Oel  zu  zähe  werden  zu  lassen,  so  kommt  die 
Nadel,  wenn  ihre  anfängliche  Amplitude  nur  etwa  1° 
betrug,  nach  ungefähr  4 Schwingungen  genau  auf  ihren 
vorigen  Stand  wieder  zurück.  Die  Anwendung  dieses 
Mittels  dürfte  in  der  Thal  nicht  genug  empfohlen  wer- 
den, da  es  in  seiner  Wirksamkeit  dem  bei  dem  Spiegel- 
instrument gebräuchlichen  Dämpfer  gleich  kommt,  wenn 
nicht  übertrifft.  Zur  horizontalen  Einstellung  dient  die 
an  dem  Bügel  befestigte  Libelle  Er  F \ für  welche  an 
dem  Instrumente  kein  besserer  Platz  aufzufinden  war, 
da  man  dieselbe  nicht  auf  dem  hölzernen  Boden  des  die 
Nadel  umschliessenden  Kastens  befestigen  wollte. 
Da  bei  zufälligen  zu  starken  Ablenkungen,  die  Nadel 
leicht  gegen  die  Wände  des  Kastens  geschleudert  wird, 
wodurch  eine  Verrückung  der  an  derselben  befestigten 
Scale  entstehen  könnte,  so  sind  am  Multiplicatorbiigel 
zwei  seidne  elastische  Fäden  ausgespannt,  welche  die 
Schwingungen  begrenzen,  ohne  dass  zu  harte  Stösse  statt 
finden. 
79. 
Der  Zweck  des  so  eben  beschriebenen  Instrumentes 
ist,  als  sogenannte  Differentialbussole  zu  höchst  genauen 
Beobachtungen  im  magnetischen  Meridiane  zu  dienen. 
Wie  dessen  Gebrauch  als  Sinusbussole  nur  auf  sehr 
schwache  Ströme  beschränkt  ist,  wie  es  aber  als  Diffe- 
rentialbussole  zu  mannichfaltigen  galvanometrischen  Mes- 
sungen angewandt  werden  könne,  werde  ich  bei  einer 
andern  Gelegenheit  zeigen.  Hier  handelt  es  sich  zunächst 
\ darum,  die  Leitungswiderstände  der  telegraphischen  Drä- 
the mit  Genauigkeit  zu  messen , was  leicht  geschieht, 
wenn  man  den  Strom  gelheilt  und  in  entgegengesetzter 
Richtung  durch  die  heiden  verlängerten  Mulliplicator- 
dräthe  führt , von  denen  der  eine  den  zu  messenden 
Drath  der  andere  ein  Agometer  enthält.  Bekanntlich 
wird  letzteres  so  lange  gedreht  bis  die  Nadel  in  den 
magnetischen  Meridian  wieder  eintritt,  wo  dann  die  An- 
zahl der  Windungen  dem  zu  messenden  Leitungswider- 
stande  aequivalent  sind.  Aon  dem  häufigem  Oebraucne 
ähnlicher  Instrumente  hallen  eigentlich  die  Schwierige 
