33 
de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
34 
ieiten  ab,  welche  es  hat,  die  paralellen  Multiplicator- 
Iräthe  genau  symmetrisch  anzuordnen.  Auch  bei  meinem 
nstrumente  fand  früher  noch  eine  ansehnliche  Ablenkung 
on  etwa  V20  statt,  wenn  man  den  Strom  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  durch  die  beiden  hintereinander  ver- 
mndenen  Muitiplicatordräthe  führte.  Nachdem  ich  man- 
lichfache  Versuche  gemacht  hatte,  diesen  Uebelstand  zu 
leseitigen , musste  ich  mich  endlich  entschliessen , das 
dultiplicatorgestelle,  das  früher  die  Nadel  dicht  umgab, 
o lang  und  weit  zu  machen,  als  es  die  Umstände  zu- 
iessen , und  die  Anzahl  der  Windungen  bis  auf  2 zu 
ermindern. 
Hierdurch  gelang  es  mir  denn,  die  bei  der  fortlaufen- 
den Verbindung  der  Muitiplicatordräthe  statt  findende 
Lblenkung,  selbst  bei  Anwendung  eines  energischen  Stro- 
aes  auf  etwa  12V  zu  vermindern,  ein  Fehler,  dessen 
Einfluss  dadurch  noch  vermindert  wird,  dass  ich  gewöhn- 
ich  sehr  sei  wache  Ströme  anwrende.  Um  aber  auch  die- 
en  Fehler  zu  vermeiden,  bediene  ich  mich,  da  wo  äus- 
erst  genaue  Messungen  erfordert  werden,  derselben  Me- 
hode,  welche  ich  oben  art.  77  zur  Vergleichung  der 
Agometerwindungen  mit  einem  Normaldrathe  angewandt 
Îiabe.  Bei  dieser  Methode  zu  der  jedoch  2 Agometer 
rforderlich  stnd,  wird  nämlich  der  zu  messende  Dralh, 
ugleich  mit  einem  auf  o stehendes  Agometer  in  den  ei- 
en Multiplicatordrath  eingeschaltet  und  durch  ein  zweites 
Agometer  compensirt,  das  sich  im  zweiten  Mulliplicator- 
rathe  befindet.  Hierauf  wird  der  Drath  entfernt  und 
ie  Compensation  durch  die  Drehung  des  ersten  Ago- 
îeters  wieder  hergestellt,  dessen  Windungszahl  clem- 
ach  dem  zn  messenden  Drathe  genau  aecpxivalent  ist*)« 
80. 
Obgleich  die  Details  der  einzelnen  Messungen  von 
weiter  keinem  allgemeinen  Interesse  sind , so  habe  ich 
och  in  der  3ten  Columne  der  Tabelle  II  art.  82  für 
îde  etwa  1 Werst  (350(/)  lange  Station  die  Leitungs- 
dderstände  in  Agometerwindungen  angegeben.  Später 
wurden,  wie  wir  sehen  werden,  einige  Abänderungen 
n der  Leitung  vorgenommen,  in  Folge  welcher  der  be- 
echnete  totale  Leitungswiderstand  der  Zarskoë-Seloschen 
iinie  sich  auf  2140,083  Agometerwindungen  belief.  Nach 
en  vorgenommenen  Reductionen  ist  dieser  Widerstand 
equivalent  einem  Kupferdrathe  von  153293r  Länge  und 
,0643  Dicke  oder  von  17564  mètre  Länge  und  1"“" 
*)  Wenn  ich  nicht  irre  erwähnt  Herr  Poggendorff  irgend 
o dieser  selben  Methode,  und  vergleicht  sie  mit  der  Borda’- 
:hen  doppelten  Wägung. 
Dicke.  Die  absolute  Länge  betrug  inclusive  einiger  Ne- 
benleitungen 23  Werst  170  Faden  oder  löSSSO^,  woraus 
sich  denn  ergiebt,  dass  der  zu  dieser  Leitung  verwendete 
Drath,  im  Durchschnitte  eine  etwas  grössere  Dicke  besitzt, 
als  der  zur  \ ergleiehung  der  Agometerwindungen  ver- 
wendete und  oben  art.  77  erwähnte  Normaldrath,  dessen 
Dicke  0^,0643  betrug. 
Leider  konnte  aus  Gründen , die  sich  später  ergeben 
werden,  die  Messung  des  totalen  Leitungswiderstandes, 
an  dem  in  der  Erde  befindlichen  Drathe  nicht  wieder- 
holt werden.  Es  wäre  interessant  gewiesen,  diese  beiden 
Angaben  mit  einander  zu  vergleichen,  wie  ich  es  früher 
bei  der  Winterpalaislinie  gelhan  habe;  aber  die  Neben- 
schliessungen, die  sich  alsbald  zeigten,  erlaubten  keine 
solche  Messung. 
81. 
Nachdem  diese  vorbereitenden  Arbeiten  beendigt  wa- 
ren  , wurde  zur  Legung  der  Leitung  geschritten  , eine 
Arbeit  bei  der  mich  die  beiden,  bereits  den  frühem  te- 
legraphischen Arbeiten  zucommandirlen  Ingenieur- Ofli- 
ciere,  Herr  von  Gölschel  und  Baron  von  Herwart  eif- 
rigst  unterstützten.  Es  war  bestimmt  worden,  dass  die 
Dräthe  längs  der  nach  Zarskoë-Selo  führenden  Chaussee 
auf  dem  westlichen  Bankett  2l"  tief  eingegraben  und 
ohne  weitere  Bedeckung  in  die  Erde  gelegt  werden 
sollten.  Diese  Tiefe  schien  mir  hinreichend,  um  einer- 
seits einen  hinlänglichen  Schutz  vor  äussern  Beschädi- 
gungen zu  gewähren,  andrerseits  aber  um  die  Dräthe  in 
gehöriger  Höhe  über  der  benachbarten  Grabensohle  zu 
erhalten.  \ on  Werst  zu  Werst  wurden,  mit  Steinplat- 
ten bedeckte  Brunnen  angelegt,  um  leicht  zu  den  Dräthen 
gelangen,  und  später  etwa  vorkommende  Beschädigungen 
entdecken  zu  können.  An  diesen  Stellen  wraren  die  Drä- 
the durch  Schraubenklemmen  mit  einander  verbunden, 
die  ebenfalls  sorgfältig  mit  Kautschuck  bewickelt  waren. 
Aehnliche  Schraubenverbindungen,  deren  Stellen  durch 
kleinere  Steinplatten  markirt  waren,  befanden  sich  aus- 
serdem noch  in  der  Erde,  auf  jeder  halben  Werst.  Ich 
will  hierbei  gleich  erwähnen,  dass  diese  Schrauben- 
verbindungen manche  Ungelegenheit  veranlassten , weil 
sie  anfangs  nicht  sorgfältig  genug  hergestellt  waren.  Es 
ist  ein  Gegenstand  der  von  keinem  weiteren  Belange 
ist,  wenn  man  nur  einmal  weiss,  dass  er  mit  grosser  Auf- 
merksamkeit behandelt  werden  muss.  Es  geschieht  näm- 
lich leicht,  dass  wahrscheinlich  durch  Temperaturverän- 
derungen oder  durch  wiederholte  Erschütterungen  des 
Bodens,  die  Dräthe  in  den  Schraubenhülsen,  nach  und 
nach  locker  werden,  wodurch  eine  Unterbrechung  oder 
3 
