165 
de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
166 
gleich  aber  zeigen  die  Zahlen  in  der  3ten  Columne  den  auf- 
fallenden Umstand,  dass  hier  die  Resorption  in  den  spätem 
Perioden  zugenommen  hatte.  Bei  allen  andern  Beobachtungs- 
reihen welche  ich  durchgemacht  hatte,  und  die  ich  hier  nicht 
weiter  anführe,  fand  ohne  weitere  Ausnahme  in  den  spätem 
Perioden  immer  eine  Abnahme  in  der  Intensität  der  Resorp- 
tion Statt. 
126. 
Das  bei  weitem  günstigste  Resultat  gab  die  galvanische  Re- 
duction von  Platinmohr  an  der  Oberfläche  der  Electroden. 
Es  wurde  hierzu  eine  Batterie  von  3 Grove’scben  Elementen 
und  sehr  verdünnte  Platinauflösung  angewandt  der  man,  um 
ihre  Leitungsfähigkeit  zu  erhöhen  chemisch  reine  Schwefel- 
säure zugesetzt  hatte.  Als  positive  Electrode  diente  der  oben 
erwähnte  in  die  offene  Röhre  eingesenkte  dicke  Platindralh. 
Die  beiden  im  Voltameter  mit  ihren  Enddräthen  eingeschmol- 
zenen Platinplatten,  waren  mit  dem  Zinkpole  der  Batterie 
verbunden. 
127. 
128. 
Hydrogen  oder  Oxygen  allein  im  Voltameter  entwickelt 
wird  nicht  resorbirt.  Ausserdem  scheint  die  einseitige  Ent- 
wicklung einer  dieser  Gasarten  das  Resorptionsvermögen  der 
Platinelectroden  überhaupt  zu  schwächen.  Nach  Beendigung 
der  letzten  Beobachtungsreihe  hatte  man  nämlich  1,35  Cubz. 
Hydrogen  nur  an  der  einen,  mit  H bezeichneten  Electrode  im 
Voltameter  entwickelt.  Als  nach  2'/2  Stunden  nichts  davon 
resorbirt  worden  war,  wurde  das  Gas  wieder  aus  dem  Vol- 
tameter entfernt  und  statt  dessen  1,25  Cubz.  Oxygen  an  der 
mit  0 bezeichneten  Electrode  erzeugt.  Auch  dieses  Gas  wurde 
nach  3 Stunden  wieder  herausgelassen,  weil  auch  hier  nicht 
die  mindeste  Resorption  Statt  gefunden  hatte.  Hierauf  wurde 
endlich  wieder  1,625  Knallgas  im  Voltameter  entwickelt,  von 
denen  aber  in  der  ersten  Stunde  nur  0,08  Cubz.  resorbirt 
wurden.  Spätere  Versuche  indicirten  zwar  ein  etwas  stärke- 
res Resorptionsvermögen,  indessen  wurde  das  frühere  nur 
erst  nahezu  wieder  erreicht,  nachdem  die  Electroden  von 
neuem  wieder  mit  Platinmohr  überzogen  worden  waren. 
Ich  führe  hier  nur  2 Beobachtungsreihen  an , welche  nicht 
gleich  hintereinander,  sondern  in  einem  Zwischenräume  von 
mehreren  Wochen  angestellt  worden  waren.  Bei  beiden  war 
das  Voltameter  mit  verdünnter,  chemisch  reiner  Schwefel- 
säure von  1,175  spec.  Gew.  geladen. 
Dritte  Beobachtungsreihe. 
Zeit. 
Gasmenge  in 
Cubz. 
engl. 
Resorption  berech- 
net auf  1 Stunde  in 
engl.  Cubz. 
0A 
2 
o'1 
18' 
1,7875 
0,708 
0Ä 
48' 
1,5000 
0,557 
1* 
1,4000 
0,500 
2 h 
1 
0,400 
2 h 
51' 
0,7750 
0,324 
7 h 
3' 
0,1250 
0,143 
Vierte 
Beobachtu 
ngsn 
s ihe. 
Zeit, 
Gasmenge  in  engl, 
Cubz. 
Resorption  berech- 
net für  1 Stunde  in 
engl.  Cubz. 
oÄ 
1,5000 
0-  30' 
1,1875 
0,625 
\h 
0,8750 
0,625 
2h 
0,3750 
0,500 
30' 
0,1500 
0,150 
4* 
0,1250 
0,050 
129. 
Erwähnen  will  ich  noch  folgenden  Versuch:  In  eine  etwa 
3/4  Zoll  weite  oben  geschlossene,  und  zur  Hälfte  mit  Knall- 
gas angefüllte  Glasröhre  die  unten  durch  Wasser  abgesperrt 
war,  wurde  eine  mit  Platinmohr  überzogene  Platinplatte  so 
eingeführt,  dass  sie  mit  dem  Gase  nicht  in  Berührung  kam. 
Es  fand  hierbei  nicht  die  mindeste  Resorption  Statt  und  erst 
nach  Verlauf  von  mehreren  Monaten  konnte  eine  geringe 
Verminderung  der  Gasmenge  wahrgenommen  werden,  eine 
Verminderung  die  auch  wohl  ohne  Anwesenheit  der  Platin- 
platte, den  bekannten  Absorptions-Phänomenen  gemäss  Statt 
gefunden  hätte. 
130. 
Die  andern  Voltameter  die  ich  zu  meiner  Disposition  hatte, 
zeigten  alle  ein  mehr  oder  weniger  starkes  Resorptionsver- 
mögen, das  ich  durch  Platinisiren  der  Platinelectroden  nicht 
erhöhen  durfte,  um  nicht  absichtlich  den  Gebrauch  dieser 
Voltameter  als  Messinstrumente  zu  beeinträchtigen. 
131. 
Wenn  uncommutirte  magneto-electrische  Ströme  im  Volta- 
meter kein  Gas  erzeugen,  so  scheint  dieses  ein  Kennzeichen 
zu  sein,  dass  die  Electroden  ein  gewisses  Resorptionsver- 
mögen  besitzen.  Die  Erklärung  hiervon  ist  leicht,  denn  die 
reinen  Platinoberflächen  sind  am  meisten  befähigt  die  an  ih- 
rer Oberfläche  entwickelten  gemengten  Gase,  sogleich  wieder 
zu  recomponiren. 
